118 B. Hirsch, Ucber die gebräuchlichen Aräometer etc. 



drahtes von der anliängenden Flüssigkeit ist nur dann leicht 

 zu bewirken, wenn letztere sich mit Wasser, Alkohol oder 

 Aether abwaschen lässt. Eine mechanische Reinigung 

 durch Abreiben und Abwischen ist bei der Form, der Klein- 

 heit und der geringen Widerstandsfähigkeit dieser Theile 

 unthunlich; und selbst das blosse mechanische Abtrocknen, 

 welches am besten durch leichtes Andrücken von weichem 

 Fliesspapier bewirkt wird, muss mit Vorsicht geschehen, 

 um Verbiegungen , Eruch oder Keissen des Drahtes zu ver- 

 hüten. 



ad 6. Die Construction ist ziemlich complicirt, daher 

 auch die Zahl der möglichen Fehlerquellen verhältnissmässig 

 gross; denn es ist zu einer richtigen Wägung erforderlich: 



dass die Waage an sich genau und empfindlich, auch 

 horizontal aufgestellt sei; 



dass die Theilung des einen Waagebalkenarmes in 10 Theile 

 sehr genau ausgeführt ist und mit dem Einschnittswinkel ge- 

 nau zusammenfällt; 



dass die Reitergewichte scharf in diese Einschnittswinkel 

 eingreifen, und darin senkrecht zur Längsachse des Balkens 

 stehen ; 



dass das absolute Gewicht der Reiter sehr genau über- 

 einstimme mit dem absoluten Gewicht des von dem eintau- 

 chenden Theil des Instrumentes verdrängten destillirten Was- 

 sers bei der Normaltemperatur, bezüglich mit 7io ^^^ Vioo 

 dieses Gewichtes; 



dass eine leicht begegnende regelwidrige Verschlingung 

 der Haken und Oesen bei der Wägung nicht übersehen 

 wird ; 



dass der Senkkörper von der zu wägenden Flüssigkeit 

 vollständig benetzt wird. Diese Bedingung versteht 

 sich allerdings von selbst für jede Art von Senkkörpern; sie 

 ist aber hier besonders beachtenswerth wegen der relativen 

 Kleinheit des Körpers, welche einen solchen Beobachtungs- 

 fehler im umgekehrten Yerhältniss des Volumens steigert. 

 Unvollständige Benetzung der Senkkörper ist aber eine sehr 

 häufige Erscheinung, die bei wässrigen Flüssigkeiten durch 



