B. Hirsch, üeber die gebräuchlichen Aräometer etc. 119 



die geringsten, dem Senkkörper anhängenden Eettmengen, 

 wie sie oft z. B. schon von Berührung mit der blossen 

 Hand herstammen, erzeugt werden kann. Wenn von einem 

 Senkkörper die Flüssigkeit in Streifen abläuft, oder einzelne 

 Tropfen derselben auf seiner Fläche stehen bleiben, liegt 

 immer eine unvollständige Benetzung vor. Man begegnet 

 derselben durch Abwaschen mit Alkohol, Aether, Aetzlauge; 

 nicht ausreichend durch blosses trocknes Abreiben und Ab- 

 wischen. 



ad 7. Die Prüfung des Instrumentes ist bei seiner 

 complicirten Construction eine sehr umständliche und 

 zeitraubende Arbeit, zu welcher die in jeder Apo- 

 theke und in jedem chemischen Laboratorium vorhandenen 

 Hülfsmittel durchaus nicht ausreichen; und bei dem geringen 

 Volumen des Senkkörpers wirken schon geringe Unrichtig- 

 keiten verhältnissmässig stark auf die Resultate ein. Ist 

 aber auch die Prüfung vollständig und mit befriedigendem 

 Besultat durchgeführt, so können doch leicht nachträgliche 

 Beschädigungen vorkommen, welche nicht augenfällig 

 sind, daher längere Zeit unbemerkt bleiben können. Beson- 

 ders leicht kann dies während des Transports auf 

 Eevisionsreisen geschehen, indem z. B. der Waagebalken 

 durch Stoss oder Druck eine Dehnung, Stauchung oder Yer- 

 biegung erleidet. 



ad 8. Die Beschädigung oder der Verlust irgend 

 eines Theiles, wie des Waagebalkens, des Senkkörpers, eines 

 Gewichtes oder auch nur des Platindrahtes macht gleich das 

 ganze Instrument dauernd oder für längere Zeit unbrauchbar, 

 denn Reparatur oder Ersatz ist nur an wenigen Orten, 

 immer nur mit erheblichem Zeitaufwand und nicht ohne ganz 

 besondere mechanische Hülfsmittel zu bewirken. Schon ein 

 blosses Gewicht ist schwer zu ersetzen, denn seine Grösse 

 ist keine constante, sondern hängt von dem schwankenden 

 Volum des Senkkörpers ab; und eine geringe Unrichtigkeit 

 des Gewichtes beeinflusst das Resultat schon bedeutend. 

 Gesetzt das schwerste Gewicht sollte 10 g. betragen (es 

 zeigt oft nur 6 — 7 g., bisweilen auch mehr), und es differirte 



