120 B. Hirsch, Ueber die gebräuchlichen Aräometer etc. 



davon um nur 1 Centig-. , so würde es, an der Endschneide 

 des Balkens aufgehängt, das Resultat um 0,001 unrichtig 

 machen. Zerbricht der Senkkörper, so sind zugleich die 

 Gewichte entwerthet, denn bei dem keinesweges genau nor- 

 mirten Volum dieser Körper wäre es ein ausser aller Berech- 

 nung liegender Zufall, wenn der zerbrochene durch einen 

 genau gleich grossen ersetzt werden könnte, also auch die 

 Gewichte damit in Uebereinstimmung und verwendbar blieben. 

 Eine Beschädigung des Waagebalkens oder seiner Schnei- 

 den macht alle Angaben unrichtig. 



Die an und für sich sehr gut gearbeitete Westphal'- 

 sche Waage unterscheidet sich von der Mohr'schen durch 

 einen ungleicharmigen Balken, dessen kürzerer Arm statt der 

 Lastschaale in seiner Längsachse unbeweglich ein Balancirungs- 

 gewicht trägt; dieses ist mit einer Spitze versehen, welche 

 einer anderen, in dem Stativ befestigten Spitze bei richtiger 

 Einstellung genau • gegenüber steht; der Balken selbst ver- 

 tritt in dieser Weise die Stelle der Zunge. Im Uebrigen gilt 

 alles von der Mohr'schen Waage Gesagte auch hier. 



d) Das Wittstock'sche Gewichtsaräometer, am 

 nächsten mit dem Fahrenheit'schen Aräometer verwandt, ver- 

 bindet mit constantem Volumen ein veränderliches Gewicht. 

 Es besteht aus 2 Spindeln mit zugehörigen Messinggewich- 

 ten. Die leichtere Spindel dient zur Bestimmung der speci- 

 fischen Gewichte von 0,700 — 1,200, die schwerere für die 

 von 1,200 — 1,850 oder höchstens 1,900. Bei höherer Be- 

 lastung des zur Aufnahme der Gewichte dienenden, am obe- 

 ren Ende befindlichen Tellers tritt, indem der Schwerpunkt 

 höher und höher rückt, unvermeidlich eine Schiefstellung der 

 Spindel ein, wodurch ihre Anwendbarkeit begrenzt wird. 

 Diese Schiefstellung erfolgt noch etwas früher, wenn die Ge- 

 wichte nicht gehörig central aufgelegt werden. Innerhalb 

 der genannten Grenzen lassen sich die specifischen Gewichte 

 für alle Flüssigkeiten deutlich und sicher bis zur dritten De- 

 cimale einschliesslich bestimmen; bei den dünnflüssigeren 

 lassen sich auch noch 0,0005, selbst 0,0003 abschätzen. 



