B. Hirsch, Ueber die gebräuchliclien Aräometer eic. 12b 



Nach diesem allen muss ich den Wittstock'schen 

 Gewichtsaräometern vor den anderen genannten Instru- 

 menten den Vorzug geben, besonders hinsichtlich des Gebrau- 

 ches im pharmaceutischen Laboratorium und bei Apotheken - 

 Revisionen. Da aber auch sie noch mancher Verbesserung 

 bedürftig und fähig sind, so bin ich bemüht gewesen, den 

 bisherigen Fabrikanten der Wittstock'schen Aräometer, Herrn 

 W. Zorn in Berlin, zur Anfertigung verbesserter Instrumente 

 nach meinen Angaben und vielfacher gemeinsamer Berathung 

 zu vermögen; und es ist nunmehr die Herstellung eines In- 

 strumentes gelungen, welches ich als 



Normalaräometer nach allen Richtungen hin empfeh- 

 len zu dürfen glaube. Dasselbe besteht aus 



drei Glasspindeln, 



einem Satz Gewichte nebst Pincette, 



einem Thermometer, 



einem Glascylinder, 

 eingepasst in einen soliden und eleganten, verschliessbaren, 

 mit Sammet ausgelegten Mahagonikasten, dessen Deckel auf 

 der Innenseite elastisch derart gepolstert ist, dass alle Theile 

 bei jeder Stellung fest und weich liegen, und eine Beschädi- 

 gung beim Transport oder bei Versendung mit der Post nicht 

 zu fürchten ist. 



Die Glas spindein gestatten die Bestimmung der spe- 

 cifischen Gewichte von 0,650 — 2,000 und etwas darüber, 

 etwa bis 2,200 oder 2,300. Die leichteste Spindel ist 

 benutzbar für Flüssigkeiten von 0,650 — 1,000 und etwas 

 darüber, etwa bis 1,100; die mittlere Spindel dient für Flüs- 

 sigkeiten von 1,000 — 1,400 und etwas darüber, mindestens 

 bis 1,500; die schwerste für solche von 1,400 an aufwärts. 

 -Demgemäss beträgt das absolute Gewicht der leichtesten 

 Spindel 650, das der mittleren 1000, das der schwersten 

 1400 Gewichtseinheiten, und es sinkt die mit 350 Gewichts- 

 einheiten belastete leichteste und die unbelastete mittlere 

 Spindel in destillirtem Wasser von 15*^ C., die unbelastete 

 schwerste Spindel in einer Flüssigkeit von 1,400 specifischem 

 Gewicht bei derselben Temperatur genau bis zur Marke ein. 



