12G 



E. Hirsch, Ueber die gebräuchlichen Aräometer etc. 



Die Form der Spindeln ist etwas minder schlank und nach 

 unten hin langsamer und weniger verjüngt als die der Witt- 

 Fig. 1- stock'schen (siehe Fig. 1); sie werden dadurch 



haltbarer, erfordern verhältnis^mässig weniger 

 Flüssigkeit, und der Uebergang des Körpers 

 in die Quecksilberkugcl ist ein ganz alimah- 

 liger und bildet einen sehr stumpfen Winkel, 

 der zum Ansetzen von Unreinigkeit oder 

 Feuchtigkeit keinen Anlass bietet. Ein in 

 den Hals eingekittetes Emailstäbchen 

 trJigt wie bei den Witts tock'schcn Spindeln 

 die Marke, bis zu welcher bei den Bestim- 

 mungen, event. unter Auflegen von Gewich- 

 ten auf den Teller, die Spindel eingesenkt 

 werden muss. 



Da der Teller, besonders aber seine obere 

 Fläche mit der zum Wägen oder zum Kei- 

 nigen bestimmten Flüssigkeit bei normaler 

 Benutzung niemals in Berührung kommt, ist 

 die Gefahr einer Verletzung des Kittes durch 

 Flüssigkeiten kaum zu fürchten, zumal nur 

 einige wenige lösend darauf zu wirken ver- 

 mögen. Auch mechanische Verletzungen sind 

 bei der höchst geringen Menge des Kittes 

 und der Art seiner Anwendung wenig zu 

 besorgen; und ich habe beispielsweise 3 sol- 

 cher Spindeln über 20 Jahre lang sehr häufig, 

 auch bei Revisionsreisen, benutzt, ehe sich 

 bei der einen der Kitt gelockert hat, bei 

 einer andern durch Ungeschick beschädigt 

 wurde , während er bei der dritten noch 

 unverletzt ist. Eine vorkommende Verletzung 

 dieser Art ist auch leicht und ohne fremde Hülfe wieder zu 

 beseitigen; nur muss man dabei das normale absolute Gewicht 

 der Spindel im Auge behalten. — Um aber auch jede Mög- 

 lichkeit einer solchen Verletzung auszuschliessen , wurde 

 dahin gestrebt , das Emailstäbchen mit dem Teller voUkom- 



