B. Hirsch , tfeber die gebräuchliclien Aräometer etc. 127 



men dicht und unlösbar durch Zusammenschmelzen zu 

 verbinden, und diese Operation ist zur grössten Zufriedenheit 

 gelungen. Sie erschwert aber die Anfertigung der Spindeln, 

 besonders das genaue Einblasen derselben auf das richtige 

 Yolumen so sehr, dass sie deren Preis nothwendig erhöht, 

 wenn sich auch diese Erhöhung nach Ansatz des Fabrikan- 

 ten in den sehr massigen Grrenzen von 8 Mark pro Satz von 

 3 Spindeln hält. Es werden nun beide Sorten von Spindeln 

 vorräthig gehalten. 



Die Gewichte bestehen aus Einsatzgewichten von Mes- 

 sing mit den Abstufungen 200, 100, 50 und aus Blechgewich- 

 ten von Neusilber mit den Abstufungen 20, 10, 5, 2, 1, 0,5 

 nach Gewichts - Einheiten ; diese Theilung schliesst sich also 

 ganz dem decadischen System an, und die Summe der Ge- 

 wichte ist mehr als ausreichend, um die leichteste Spindel 

 damit abtariren zu können. Umstände, die bei den Wittstock'- 

 schen Instrumenten nicht beachtet waren. Die Gewichtsein- 

 heit beträgt 4 Centig. — Angefertigt werden diese Gewichte 

 in der durch die Zuverlässigkeit ihrer Leistungen weit über 

 die deutschen Grenzen hinaus berühmten Fabrik von C. Stau- 

 dinger u. Co. (C. Staudinger und F. W. von Gehren) in Giessen. 

 Sie besitzen demzufolge einen sehr hohen Grad von Genauig- 

 keit, welcher die der gewöhnlichen sog. Präcisionsgewichte 

 bedeutend überragt. 



Das Thermometer nimmt vermöge des verhältniss- 

 mässig grossen Quecksilbergefässes sehr rasch die Tempera- 

 tur seiner Umgebung an; die Theilung ist auf Milchglas bis 

 zu halben Centesimal- Graden ausgeführt; jeder Grad besitzt 

 eine Länge von durchschnittlich 2 Millimeter. Die Verglei- 

 chung mehrerer Thermometer mit einem in ^j^q Centesimal- 

 grade getheilten Normalthermometer ergab ihre vollständige 

 Genauigkeit. — Der äussern Form nach ist die Länge 

 des Thermometers so gewählt, dass es, in den zugehörigen 

 Cylinder gestellt, noch etwas darüber herausragt; sein Quer- 

 schnitt beträgt wenig über 1 Centimeter, und sein Yolumen 

 ist merklich geringer als das der Spindeln, so dass nicht, wie 

 sonst so häufig, das Gefäss überläuft, wenn man statt der 



