128 



B. Hirsch, Uebcr die gebräuchlichen Aräometer etc. 



I''g- 2. Spindel das Thermometer einbringt und bis zum 

 Eodcn sinken lässt. — Da bei Bestimmung der 

 sjjecifischen Gewichte von Flüssigkeiten dei*en 

 Temperatur von erheblichem Einüuss ist, und 

 sehr häufig durch Einsenken des Cylinders in 

 kaltes oder laues Wasser auf eine feste Nor- 

 malhöhe gebracht werden muss, so macht sich 

 auch eine Mischung der Flüssigkeit während 

 dessen fast ausnahmslos nöthig. Diese Mischung 

 muss in der Regel in dem Cylinder selbst vor- 

 genommen werden, und sie erfolgt gewöhnlich 

 durch Umrühren mit dem Thermometer. Aber 

 die hohe enge Flüssigkeitssäule mischt sich in 

 dieser Weise nur langsam; es bleiben immer 

 gern schwerere Schichten am Boden, leichtere 

 nach oben hin unvermischt, und die Kugel des 

 Thermometers kann bei lebhafterer Bewegung 

 leicht brechen. Es wurde desshalb für den hier 

 vorliegenden Zweck eine Form gesucht, welche 

 durch Heben und Senken rasch eine gleich- 

 massige Mischung der Flüssigkeit bewirkt; es 

 wurde also das Quecksilbergefass an seinem 

 unteren Ende mit einem gläsernen Ansatz von 

 der Form einer Ilachen Dose mit etwa 2,5 Cen- 

 timeter Querschnitt versehen, und zeigt hiernach 

 das Instrument die nebenstehende ebenso ele- 

 gante als zweckmässige Form (Fig. 2), an wel- 

 cher scharfe Winkel , Einschnürungen und Un- 

 ebenheiten, welche das Eeinigen und Abtrocknen 

 erschweren könnten, vermieden sind. 



Zur Aufnahme der zu wägenden Flüssigkeit 

 dient ein Hohlgefäss von Glas, das wir der 

 Kürze wegen Cylinder nennen wollen. Es 

 besitzt aber nicht eine cylindrische oder walzen- 

 förmige Gestalt, sondern die Form eines abgestutzten 

 Kegels, der sich nach unten hin verjüngt, in einen halb- 

 kugelförmigen Boden ausläuft, und mit einem soliden 



