B. Hirsch, Ueber die gebräuchlichen Aräometer ete. 



129 



Fig. 3, Glasfuss versehen ist. Seine lichte Weite 



beträgt oben etwa 3^/^ , unten etwa 2^/2, 

 seine lichte Höhe etwa 20 Centimeter, die 

 Form ist also etwa die hierneben (Fig. 3) 

 verjüngt angegebene. Die Wände haben 

 gegen 3 Millimeter Glasstärke, der Kand ist 

 oben sorgfältig abgeschliffen. Zwei Horizon- 

 tallinien bezeichnen die Grenzen, bis zu denen 

 das Gefäss mindestens gefüllt wer- 

 denmuss oder höchstens gefülltwer- 

 den darf, damit nach Einsenken der Spindel 

 es weder an Flüssigkeit fehle, noch ein Theil 

 derselben überlaufe. 



Durch die Form des Cylinders -ward die 

 Menge der zu einer Wägung erforderlichen 

 Flüssigkeit auf das geringste Maass, durch- 

 schnittlich etwa 100 Cubikcentimeter, be- 

 schränkt, und das ileinigen und Austrocknen, 

 auch auf mechanischem Wege mittelst 

 eines passend geformten Wischers, um so 

 mehr erleichtert, als der Hohlraum eine ganz 

 regelmässige Form und keinerlei scharfe 

 Winkel oder Unebenheiten zeigt. 



Die Prüfung des Instrumentes ist ana-. 

 log der des Wittstock'schen Aräometers (S. 122) 

 und mit Rücksicht auf das abweichende absolute 

 Gewicht der Spindeln (S. 121) vorzunehmen. 

 Der Ersatz einzelner Theile wird vorkommenden Fal- 

 les durch den Fabrikanten leicht zu ermöglichen sein. 



Die Leistungsfähigkeit, bezüglich die Empfind- 

 lichkeit des neuen Instrumentes wurde an Flüssigkeiten 

 von verschiedener Dichtigkeit und verschiedener Beweglich- 

 keit oder verschiedenem Flüssigkeitsgrade geprüft, wobei sich 

 beispielsweise Folgendes herausstellte: 



Nach verschiedenen Yor versuchen, welche erwiesen, dass 

 nach richtiger Einstellung der Spindeln weniger als eine 



Aroh. d. Pharm. IX. Bds. 2. Heft. 9 



