130 



B. Hirscl», Uehcr die gebräuchlichen Aräometer etc. 



Gewichtseinheit genüge, um diese Stellung bei Benutzung 

 sehr verschiedener Flüssigkeiten augenfällig zu vercändern 

 oder einen merklichen Ausschlag herbeizuführen; und dass 

 dieser Ausschlag für ein und dieselbe Flüssigkeit propor- 

 tional der Grösse des Gewichtes sei, welches den 

 Ausschlag bewirkt, wurde die Grösse dieses Ausschlages ge- 

 messen. Es wurde zu dem Ende auf ^en Eand des Cylinders 

 ein rechtwinkliges Kartenblatt so gestellt, dass an seiner auf- 

 steigenden Kante die Stellung des Spindeltellers genau mar- 

 kirt werden konnte (Fig. 4) ; dann wurde sogleich das Aus- 

 schlagsge wicht sehr behutsam aufgelegt, und nach ruhigem 

 Einspielen wiederum die Stellung des Tellers am Kartenblatt 

 markirt, und die Differenz gemessen. Man könnte statt des 

 Kartenblattes auch unmittelbar einen Maassstab anwen- 

 Fig. 4. den ; mir schien jedoch beim Vergleich 



das erste Verfahren einfacher und siche- 

 rer. Da zwischen beiden Markirungen ein 

 Zeitraum von nur etwa ^2 Minute liegt 

 (mit Ausnahme schwerbeweglicher Flüs- 

 sigkeiten wie Glycerin), so sind Tempera- 

 turveränderungen kaum zu erwarten und 

 konnten bei meinen Versuchen nicht wahr- 

 genommen werden. 

 f"! In den nachstehenden Fällen wurde 

 I I immer eine ganze Gewichtseinheit 



als Ausschlagsgewicht angewendet, nur bei 

 Aether musste dieselbe wegen der Grösse 

 des Ausschlages auf die Hälfte reducirt 

 werden. Die Beobachtungstemperatur be- 

 trug 15" 0. oder wich davon nur we- 

 nig ab. 



Der durch Auflegen von einer Gewichtseinheit oder 

 0,0 01 bewirkte dauernde Ausschlag betrug für: 

 Aether von 0,725 bei 16 «C. (V^ Gew. Einht. 



7 Millimeter) 14 Millimeter. 



Spiritus von 0,819 bei 15 ^^ C. 9 „ 



Essigäther von 0,906 bei 16" C. 7,5 ,, 



