120 Sublimirapparat für Benzoesäure. 
Sublimirapparat für Benzoösäure von Chr. Rump. 
(Droguenhandlung Rump u. Lehners in Hannover). 
Ein runder Kessel aus Eisenblech, gefalzt und genietet, 
also weder luftdicht noch wasserdicht gearbeitet, von 18” 
(43,5 Centim.) Durchmesser und 12 (29 Centim.) Höhe, mit 
flachem Boden, gerader Wandung, mit einem übergreifenden 
Deckel zu verschliessen; an 2 gegenüberliegenden Seiten mit 
einem 6° (14,5 Centim.) weiten, 6 langen Rohre versehen. 
In dem Deckel oben eine 4” weite, mit einem Rande ver- 
sehene Oeffnung, worauf eine Kappe von Eisenblech gestülpt 
wird, die ihrerseits mit einem Tubus versehen ist zur Auf- 
nahme eines durchbohrten Korkes, um ein Thermometer ein- 
zulassen, das 3— 4“ (7 —10 ÜÖentim.) in den Apparat einge- 
senkt ist, zur Beobachtung und Regulirung der Sublimations- 
temperatur. An diesen Apparat schliessen sich die Kästen 
zur Aufnahme des Sublimates, bestehend aus 2 leichten mit 
Papier ausgeklebten und mit einem aufliegenden Deckel ver- 
schlossenen Packkisten von 3‘8“ (106 ÜÖentim.) Länge und 
2‘ 3° Breite, in deren einer Schmalseite mitten ein 6” weites 
Loch geschnitten ist, woran ein 3” langes Rohr genagelt 
wurde, zur Aufnahme der gleichen Rohre des Apparates. Oben 
im Deckel befindet sich am entgegengesetzten Ende eine 4 
weite Oeffnung, worauf ein circa 1° langes Rohr von Pappe 
gesteckt wird, dessen obere Oeffnung eine Tute lose ver- 
schliesst. 
Der Apparat wird auf einen Windofen gestellt, die Kisten 
werden in gehöriger Lage angefügt und in den Apparat ein 
eiserner Topf oder eine irdene Schale gegeben, letztere in 
