Kohlensäure in der atmosphärischen Luft zu bestimmen. 55 



fasser beim Durchleiten von Fluorsiliciumgas durch eine 

 Röhre von Graphit, trotz angewandten ziemlich starken 

 Druckes, einen aus dem Apparate tretenden Strom sehr 

 leicht brennbaren Gases. Die Gase des Ofens wurden 

 nur dadurch ausgeschlossen, dass die ThonrÖhren in eine 

 gut glasirte Porcellanröhre eingeschlossen wurden. {Compt. 

 rend. März 1861. Tom. LH. p. 524. — Dingl. Joum. 

 Bd. 160. Hft. 5.) Bkh. 



Teber eine Methode^ die Kohlenstänre in der atmo- 

 sphärischen Luft zu bestimmen. 



Pettenkofer suchte eine Methode, welche es ermög- 

 licht, den Gehalt einer Zi mm erluft an Kohlensäure von 

 Viertel- zu Viertel- oder doch wenigstens von Halb- zu Halb- 

 stunde schnell und genau bestimmen zu können. Diese hat 

 derselbe in der Anwendung des Kalkwassers gefunden, 

 und bemerkt Pettenkofer dabei, dass nicht die Neuheit, 

 sondern lediglich die Zweckmässigkeit und leichte Aus- 

 führbarkeit des Verfahrens es sei, welche derselbe ge- 

 eignet halte, das Interesse in Anspruch zu nehmen. 



Kalkwasser, d. h. Kalk, zieht Pettenkofer allen 

 übrigen Mitteln vor, weil der Gehalt des Kalkwassers an 

 Kalk nur gering und nur innerhalb sehr geringer Grenzen 

 schwankend ist, weil derselbe die Säuren zu vollständig 

 neutralen Salzen sättigt und mit Kohlensäure eine unlös- 

 liche Verbindung bildet, M'obei schon die grössere Trübung 

 dem Auge einen gewissen Anhalt giebt. 



Der Gehalt des Kalkwassers an Aetzkalk (CaO) ist mit 

 grosser Leichtigkeit und Schärfe durch Titriren mit einer 

 sehr verdünnten Säure von bekanntem stöchiometrischen 

 Werthe zu ermitteln, und gerade in der Verdünnung der 

 Säure liegt das Mittel, die Empfindlichkeit der Bestimmung 

 bis zu beliebig kleinen Graden auszudehnen. Pettenkofer 

 wendet nun eine Säure an, deren Menge in 1 Cubikcenti- 

 raeter Flüssigkeit das stöchiometrische Aequivalent von 

 1 Milligrm. Kalk rcjnäscntirt, und wählt als solche die 

 Cj X al sä u r e, weil sie leicht rein zu erhalten ist, weil sie fest, 

 bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft an Gewicht sich 

 gleich, und sich deshalb mit Leichtigkeit abwiegen lässt. 

 Jm Nothfall schlägt Pf;ttenkofer vor, sie durch Uni- 

 krystallisiren zu reinigen. Derselbe verwendet reine kry- 

 stallinirte Säure {C^ HO'' -f- 2 HO), welcher durch Trocknen 

 über Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur das 



