Kohlensäure in der atmosphärischen Luft zu bestimmen. 57 



Papier eingesogen, und da dies Einsaugen gleich ist einer 

 beträchtlichen Concentrirung, so tritt die Reaction viel stär- 

 ker und noch da hervor, wo eingetauchte Streifen Curcuma- 

 papier nicht mehr gebräunt werden. Da der Farbstoff der 

 Curcuma und seine Verbindung mit Kalk im Wasser fast 

 unlöslich ist, so concentrirt sich die alkalische Wirkung 

 eines Tropfens zuletzt in einer Linie in der Peripherie, 

 durch welche fast seine ganze Masse gehen muss, ehe sie 

 sich im Papier verbreiten kann, und diese Concentration 

 der alkalischen Reaction in der Peripherie eines Tropfens 

 gestattet eine hinlänglich scharfe Beobachtung, und zwar 

 ist die Empfindlichkeit dieser Reaction so gross, dass sich 

 die Wirkung eines Zusatzes von 1/4 Cubikcent. Oxalsäure- 

 lösung, mithin '4 Milligrm. Kalk noch beobachten lässt. 

 Üer Verfasser hat nun verschiedene Versuche ange- 

 stellt, um die Quantität der nothwendig zu untersuchenden 

 Luft zu ermitteln, und gefunden, dass 6 Liter freie atmo- 

 sphärische Luft genügen. Wächst die Quantität der Kohlen- 

 säure, so genügt ein geringeres Quantum Luft. In stark 

 bewohnten Räumen hat Pettenkofer Flaschen von 3 

 Liter Inhalt benutzt und ausreichend gefunden. Zu der 

 Untersuchung wählt derselbe Glaskolben oder Flaschen 

 mit so weitem Halse, dass eine längliche, 45 Cubikcent. 

 fassende Saugpipette bequem eingeführt werden kann, 

 schleift den Hals horizontal ab und ermittelt den Inhalt 

 der Flasche so genau als möglich durch Füllen mit Wasser. 

 Auch schlägt Pettenkofer vor, eine Calibrirung durch 

 Messen, eine andere durch Wägen auszuführen, den 

 Inhalt der Flasche in Cubikcentimetern auf die Flasche 

 zu schreiben und diese Zahl als Unterscheidungsmerk- 

 mal für mehrere Flaschen dienen zu lassen, da selbst 

 unter 20 Flaschen selten 2 die gleiche Anzahl von 

 Cubikcentimetern fassen. Bevor diese Flaschen ange- 

 wendet werden, müssen sie trocken gemacht werden, 

 was in einem Sandbade bewerkstelligt und durch Ein- 

 blasen trockner Luft durch einen kleinen Handblasebalg 

 befördert wird. Wenn die Flaschen die Temperatur der 

 Luft angenommen, füllt man sie mit Luft. Der dazu 

 dienende Uandblasebalg hat üVjer der Ventilöffnung ein 

 Messingrohr vom Durchmesser des Ventiles, um die Luft 

 an einer Vjeliebigen Stelle einsaugen zu können. Die 

 DüBe des Blasebalges verbindet man mit einem Kaut- 

 Bchukrohr und dieses mit einem Glasrohr, welches weiter 

 ist als die Düse, fügt am Ende ein kleines Stückchen 

 Kautschukrohr an, um die Zerbrechlichkeit des Glases 



