Entzündung von Älkoholdäm'pfen zu verhüten. 11 



Outachten einer Coiumission der französischen Akade- 

 mie über Alkoholometrie. 



Chevreul, Pouillet, Despretz und Fremy 

 haben ein Gutachten über die Alkoholometrie abgegeben, 

 dessen wesentlicher Inhalt folgender ist: 



1) Bei der Vergleichung der Alkoholometer müssen 

 gewisse Fehlergrenzen zugestanden werden. 



2) Die einmal gemachte Theilung derselben ändert 

 sich im Laufe der Zeit in schwer zu bestimmenden 

 Verhältnissen. 



3) Ihre Eintheilung ist nicht sicher gestellt gegen 

 Veränderungen ; wer damit betrügen will, kann veranlassen^ 

 dass die Angaben des Instrumentes zu hoch oder zu nie- 

 drig sind. 



4) Das verfälschte Alkoholometer und hierzu ge- 

 hörende Thermometer werden zum Behufe der Ueber- 

 führung nur schwierig in die Hände der Justiz gelangen, 

 denn um jene zu vernichten, braucht man sie nur fallen 

 zu lassen. 



Den Werth einer vom Staate besorgten Stempelung 

 der Instrumente stellen genannte Herren in Abrede, weil 

 der Stempel, welcher am Tage, da er angebracht wurde, 

 das Instrument als richtig bezeichnete, schon einige Tage 

 später als Deckmantel des Betruges dienen könne. {Compt. 

 read. T. 53. pag. 615. — Zeitschrift für analyt. Chemie 

 1862. S. 115. — Dingl. Journal. Bd. 163. Hft 1. S. 80.) Bkb. 



Benutzung von Dralitgeweben^ um die Entzündung 

 von Alkoholdämpfen zu verhüten, 



Surmay schlägt, um in Brennereien, Spiritus- oder 

 Liqueurfabriken etc., die Entzündung der Alkoholdämpfe 

 oder die Fortpflanzung der Entzündung derselben zu ver- 

 hüten, dasselbe Mittel vor, welches der Davy'schen Sicher- 

 heitlampe zu Grunde liegt. Man verschliesst die Mün- 

 dungen der verschiedenen Alkohol enthaltenden Apparate, 

 welche der Luft ausgesetzt sind, mit Drahtgeweben, wor- 

 auf, wenn auch die Dämpfe ausserhalb dieses Gewebes 

 sich entzünden, die Entzündung doch nicht in das Innere 

 der Apparate sich fortpflanzen kann. Um noch sicherer 

 zu gehen, bringt man auch im Inneren der Röhren, 

 welche den Alkohol aus einem Apparate in den anderen 

 leiten, Scheiben von Drahtgeweben an. Diese Gewebe 

 bestehen aus Messingdraht und haben Maschen von un- 

 gefähr ^7 Millim. Breite. Die Drahtgewebe sind natürlich 



