206 



Ein Luftdruckflltrir - Apparat. 



ein ähnliclier Appa- 

 rat, den Herr Prof. 

 Dr. D r a g e n d r f f 

 von Desaga ans 

 Heidelberg für un- 

 ser Laboratorium 

 mitgebracht hat. 



Eine gläserne, 

 grüne Burke von 

 etwa 25 Pfd. Inhalt 

 — Fig. 1 — aa füllt 

 man beinahe bis 

 zum Rande mit 

 Wasser. In diese 

 wird ein Gefäss aus 

 Blech b, unten offen, 

 oben mit einem 

 Halse c versehen, 

 Fig. 1. gestellt. 



Es ist also b weiter nichts, als eine Blechflasche ohne 

 Boden, und könnte auch durch eine gläserne, deren Boden 

 man abgesprengt hat, ersetzt werden. Nur muss b so 

 gewählt werden , dass sie ohne Beibung in aa sich auf- und 

 ab bewegen kann. Ist b aus Blech, so ist es gut, sie mit 

 irgend einem Anstrich oder Lacküberzug vor Bost zu schützen. 

 In den Hals zwängt man einen guten , doppelt durchbohrten 

 Kork ein, der in seine Durchbohrungen zwei knieförmig 

 gebogene Glasröhren d e aufnimmt. Beiläufig bemerkt, ist es 

 sehr zweckmässig. Korke, die längere Zeit luftdicht schliessen 

 sollen, in einem Gemische aus Schweinefett und Paraffin aus- 

 zukochen, wodurch sie auch zugleich widerstandsfähiger gegen 

 saure Flüssigkeiten werden. — IJm den Hals c schlingt man 

 eine starke Schnur und führt diese auf eine Bolle, die in 

 einiger Höhe über c angebracht wird. Wir haben somit ein 

 kleines Gasometer fertig. Nun braucht man noch eine stark- 

 wandige, am besten birnförmige Flasche f mit etwas weiter 



