E. Mylius, Zweckmässiger Burettcuverschluss. 151 



Zweckmässiger Biirctteiiverscliluss. 



Von E. Mylius, Apotheker. 



Für die Büretten von Mohr hat man bekanntlich ver- 

 schiedene Yerschlussvorrichtungen , welche alle auf eine Mo- 

 dification des Mohr'schen Quetschhahns hinauslaufen. Ein 

 andrer äusserst zweckmässiger und einfacher Verschluss, des- 

 sen Erfinder leider unbekannt ist, hat sich neuerdings durch 

 Privatmittheilungen verbreitet und findet allgemeine Aner- 

 kennung. Da derselbe, so viel mir bekannt, in der Literatur 

 nirgends erwähnt worden ist, so mag es gestattet sein, ihn 

 an dieser Stelle zu beschreiben, wobei ich ausdrücklich noch- 

 mals bemerke, dass ich mit der Erfindung nichts zu thun 

 habe. 



Steckt man in das Kautschoukrohr einer Mohr'schen 

 Quetschhahnburette zwischen die Eurette und das gläserne 

 Ausflussrohr ein etwa einen Centimeter langes, an beiden 

 Enden rundgeschmolzenes Stück Glasstab von der Dicke des 

 Ausflussrohres, so ist begreiflich die Bürette geschlossen und 

 in ihr enthaltene Flüssigkeit vermag nicht auszufliessen. 

 Durch einen gelinden Druck mit Daumen und Zeigefinger an 

 einer Seite des Kautschoukschlauches nun ist es leicht, eine 

 Falte zu bilden', in welcher die Flüssigkeit herabrinnen und 

 sehr sicher tropfenweise herausgelassen werden kann. Durch 

 diese Vorrichtung werden alle Uebelstände, welche die Quetsch- 

 hähne mit sich bringen, wie Verlust der Elasticität dersel- 

 ben, Zusammenkleben des Kautschoukschlauches u. s. w. voll- 

 kommen vermieden. 



Nachschrift. Die sehr empfehlenswerthe Einrichtung 

 für das langsame, beliebige Tropfen habe ich zuerst als Gas- 

 schluss bei Bunsen's Quecksilbergasometer gefunden. (S. Gaso- 

 metrische Methoden von Bunsen.) . Rdt 



