60 Maximum - Thermometer. 



tene Methode Irrthümer von etwa 1 Proc. herbeiführen^ 

 lind weiter abwärts würden die Fehler in dem Maasse 

 wachsen, dass z. B. bei einem Gehalt von 25 Proc. Tr. 

 der Irrthura auf 6 Proc. sich belaufen würde. Nicht 

 günstiger würde es sich gestalten, wollte man an die 

 Steile der Richter'schen die richtige Gewichtsprocenten- 

 Scala einführen. Wendet man das beschriebene Verfah- 

 ren auf die Tralles'sche Scala unmittelbar an, dergestalt, 

 dass man für jeden Grad an dem mit für 121/2^ R. be- 

 zeichneten Thermometer 1 Proc. nach Umständen ab 

 oder zurechnete, so würde man sehr gut stimmende 

 Zahlen für diejenigen Flüssigkeiten erhalten, deren Alko- 

 holgehalt 50 Proc. Tr. nicht übersteigt, lieber 

 diese hinaus würden zu grosse Differenzen aufti'eten. 

 Für solche Flüssigkeiten, deren Gehalt zwischen 50 und 

 70 Proc. liegt, würde die Correction in gleicher Weise 

 ungenau ausfallen^ man möchte sie an der Richter'schen 

 oder an der Tralles'schen Scala vornehmen. Doch dürfte 

 dies von um so geringerem Belang sein, als im gewerb- 

 lichen Verkehr nur die Bestimmung stärkerer Alkohole 

 über 70 Proc. Tr., oder schwächerer zwischen 40 und 

 50 Proc. vorzukommen pflegt, überdies aber für jeden 

 Fall die dem Tralles'schen Alkoholometer zugehörigen 

 Correctionstabellen sichere Auskunft geben, welche auch 

 in den Fällen als Controle dienen können, in denen die 

 Praktiker die ihnen geläufigere, auf Beobachtungen ge- 

 gründete Correctur vorziehen. 



Herr Prof. K n b 1 a u ch besprach ferner die Theorie 

 des eigenthümlichen Fluges der australischen Wurfwaffe 

 (Krili oder Bumerang)^ deren anfängliches Ansteigen und 

 schliessliche Rückkehr zu dem Werfenden der Vortra- 

 gende auf die dem Instrumente ertheilte, gleichzeitig 

 fortschreitende und rotirende Bewegung zurück- 

 führte. Die Erklärung wurde in ihren einzelnen Theilen 

 durch Versuche begründet. Bkh, 



Heber Maximum -Thermometer. 



Das Maximum-Thermometer bildet meistentheils einen 

 Ijestandtheil des für meteorologische Zwecke sehr wich- 

 tigen Thermometrograpjien, der die Bestimmung hat, das 

 in einem willkührlich gewählten Zeiträume statt gehabte 

 Maximum und Minimum der Temperatur durch einen 

 innerhalb der Röhren des Instruments befindlichen Index 

 genau anzugeben. 



