Maximum - Thermometer. 6 1 



Die Erfordernisse eines gut construirten Instruments 

 sind ganz besonders die folgenden : Die Röhren müssen 

 neu, frei von i^'euchtigkeit und bei gleiclimässigem Kali- 

 ber vorzüglich von genau cylindrischer Höhlung aus- 

 gewählt werden, damit der innerhalb der Röhren auf- 

 und abwärts spielende Index von ebenfalls cylindrischer 

 Beschaffenheit die Höhlung beinahe ausfüllen, dabei aber 

 au keiner Stelle irgend eine Kleramung oder einen Rei- 

 bungswiderstand finden möge. Das Quecksilber muss 

 vollkommen rein und der Eisenstift sehr glatt sein, ebenso 

 muss die für das Minimum-Thermometer gewählte gefärbte 

 Flüssigkeit von solcher Art sein, dass sie selbst nach lan- 

 ger Zeit ihren Farbstoff in vollkommener Auflösung be- 

 halte, und keine Veranlassung zur Ausscheidung von Nie- 

 derschlägen gebe, welche den gewöhnlich aus Glas gefer- 

 tigten Index sofort an seiner Beweglichkeit hindern würden. 

 Dieser an einem oder beiden Enden mit einem Knöpfchen 

 versehene Glaskörper muss so beschaffen sein, dass sein 

 speciiisches Gewicht mit dem des Mediums, in welchem 

 er sich befindet, ziemlich übereinstimme, da es nur der 

 äusserst schwache Antrieb einer Capillaritätswirkung ist, 

 welche ihn beim Fallen der Flüssigkeit mit sich zieht, 

 ihn aber ruhig liegen lässt, wenn die Flüssigkeit steigt, 

 und demnach über den Stift hinweggeht. 



Die Erfahrung hat nun gelehrt, dass vorzugsweise 

 dastQueoksilberthermometer, welches das Maximum der 

 Temperatur angeben soll, häufigen Störungen, in der Regel 

 beim Transport, dadurch unterliegt, dass der kleine Eisen- 

 stift in das Quecksilber hinein versinkt und den doppel- 

 ten üebelstand erzeugt, unbeweglich zu erscheinen und 

 durch sein Volumen eine Quantität Quecksilber zu ver- 

 drängen, wodurch die Säule des letzteren länger und 

 die Angabe des Instrumentes höher und falsch werden 

 muss. 



Da es für den Besitzer unangenehm sein muss, seine 

 Beobachtungen wegen einer solchen Störung einstellen 

 und erleben zu müssen, dass unmittelbar nach geschehe- 

 ner Reparatur und verlegten Kosten für Porto, Embal- 

 lage u. s. w. das Instrument abermals beschädigt oder 

 unbrauchbar anlangt^ so glaubte C. A. Gruel in Berlin 

 wohl Manchem einen Dienst erweisen zu können, wenn 

 er die Manipulation beschreibe, durch welche bei einem 

 gut verfertigten Instrument dem Fehler an Ort und Stelle 

 in den meisten Fällen in wenigen Minuten abgeholfen 

 werden kann. Nachdem man das Rohr von der Scala 



