308 Methode der Gasmessung hei Gasanalysen. 



Heber eine Methode der Gasmessung bei (iasanalysen. 



Die so exacte Bunsen'sche Methode der Gasanalyse 

 hat den Mangel, dass sie beträchtliche Zeit erfordert, 

 um die Fehler zu eliminiren, welche Schwankungen in 

 der Temperatur und im atmosphärischen Druck her- 

 vorbringen. Frankland's Apparat ist theils zu kost- 

 spielig, theils zu complicirt und deshalb zu leicht 

 dem ausgesetzt, in Unordnung zu kommen, als dass 

 sein Gebrauch nicht beschränkt sein sollte. William- 

 son und Rüssel benutzen zur Messung des Gases 

 ein weites Glasrohr, das an einem Ende geschlossen, 

 an dem andern in ein enges oflfenes Rohr übergeht. 

 Dieser enge Theil ist mit einer Marke versehen. Dieses 

 Rohr wird in denselben Quecksilberbehälter getaucht, wie 

 das Rohr, worin sich das zu messende Gas befindet, nach- 

 dem es mit so viel Quecksilber gefüllt ist, dass es etwas 

 mehr als den Raum vom offenen Ende bis zur Marke 

 füllt. Es erhält seinen Platz dicht an dem Eudiometer- 

 rohre, zwischen diesem und dem zum Ablesen dienenden 

 Fernrohr. 



Beide, Eudiometer und Normalrohr, können durch 

 geeignete Mechanismen aus der Ferne auf- und nieder- 

 bewegt werden. Man raisst nun auf die Weise, dass 

 man die Quecksilberkuppe in dem beschriebenen Rohr 

 durch diesen Mechanismus genau auf die Marke, und 

 darauf die Quecksilberkuppe im Eudiometer eben so hoch 

 einstellt, und nun die Zahl der Theilstriche abliest, welche 

 durch die letztere im Eudiometer angezeigt werden. 



Da bei jeder Mischung die Luft im Normalrohr auf 

 dasselbe Volumen gebracht wird, und die Quecksilber- 

 säule im Eudiometer stets eben so lang ist, wie in dem 

 Normalrohr, so ist der Einfluss der Temperatur und des 

 Drucks, natürlich unter der Voraussetzung, dass die in 

 diesem Rohre und in dem Eudiometer enthaltene Luft 

 gleiche Temperatur haben, eliminirt, und man hat jede 

 Correction durch Rechnung vermieden. Natürlich müs- 

 sen aber bei einer und derselben Analyse die den ver- 

 schiedenen Messungen unterworfenen Gase entweder alle 

 feucht oder alle trocken sein. Wäre diese Bedingung 

 nicht erfüllt, so wäre eine Correction wegen der Spann- 

 kraft des Wasserdampfes erforderlich. (Philosophical 

 Magazine. Vol. 16. jiag. 524.) Bkb. 



