Trocknen, Abdampfen etc. mittelst Luftheizungs- Apparats. 311 



behätter sich allzu leicht erhitzen kann und somit ein 

 Ueberkochen des Weingeistes zu befürchten ist. 



Die Erwärmung der Substanzen im Apparate ge- 

 schieht bekanntlich durch den sich bildenden heissen 

 Luftstrom; die Temperatur desselben kann man beim 

 Trocknen und Destilliren mittelst eines Thermometers 

 beobachten, jedoch zeigt derselbe beim Destilliren immer 

 einige Wärmegrade mehr, als der Inhalt der Retorte, da 

 durch die strahlende Wärme des Kupfermetalls das Queck- 

 silber in dem Thermometer rascher steigt. Ist der Tubus 

 in der Retorte einigermaassen weit genug, so steckt man 

 daher zweckmässig das Thermometer direct in die Flüs- 

 sigkeit. 



Will man den Apparat vorzugsweise zum Destillircn 

 benutzen, so lässt man denselben gleich 1/2 Zoll höher 

 und breiter machen. Die Annehmlichkeit, nicht mit Was- 

 serdämpfen, nicht mit einem Oel- oder Chlorcalciumbade 

 zu thun zu haben, und doch eine gute Regulirung der 

 Destillation behufs Fractionen etc. vornehmen zu können, 

 ist in der That sehr gross ; ausserdem destilliren selbst die 

 meisten Flüssigkeiten von hohem Siedepuncte viel leich- 

 ter und ohne Stossen, da der ganze Raum der Retorte 

 durch den oberen, wenn auch leichten Verschluss fast 

 gleichmässig erwärmt wird. 



Ueber die Differenzen des Thermometerstandes aus- 

 serhalb und innerhalb der Retorte bei bestimmten Tem- 

 peraturgraden erlaube ich mir demnächst noch einige 

 Anhaltspuncte mitzutheilen. 



Beim Trocknen der Niederschläge bringt man die- 

 selben in einen kleinen Platintiegel, den man auf den 

 kleinen Stridden stellt, oder man macht sich zweckmässig 

 aus kleinen Stäbchen von der Grösse der Zündhölzer, 

 durch Zusammenbinden derselben an einem Ende, eine 

 Art Trichter-Skelett, wo man die Filter hineinlegt, setzt 

 den Deckel mit den beiden Oeffnungen auf und verstopft 

 die eine mittelst eines Korkes, indem man durch die 



