314 Herzog, 



Verbesserte Construction der sogen. Florentiner 

 Flaschen; 



von 



Dr. C. Herzog. 



Die unter dem Namen Florentiner Flaschen in den 

 Officinen hinlänglich bekannten Gefässe zum Auffangen 

 ätherischer Oele haben in der Regel den Uebelstand; dass 

 sie bei der Destillation einen zu grossen Theil des Oeles 

 mit dem Wasser in das vor die Flasche gestellte Gefäss 

 übergehen lassen. Dieses hat seinen Grund hauptsächlich 

 in der Schwierigkeit bei Anfertigung der Flaschen auf 

 der HüttC; den sogen. Schwanenhals auf eine zweckmäs- 

 sige Weise anzusetzen ; entweder sitzt dieser Hals zu hoch 

 an der Flasche, oder die untere Oeffnung desselben, geht 

 zu weit "an der Flasche in die Hohe, wodurch beim Ein- 

 fliessen des Destillats und der dadurch verursachten Strö- 

 mung derselbe Nachtheil entsteht. Wollte man nun auf 

 der Hütte den Hals ganz unten an der Flasche mit enger 

 Oeffnung anblasen lassen, so würde derselbe zu zerbrech- 

 lich und für die Praxis untauglich. 



Fer](ier haben solche Flaschen den Uebelstand, dass 

 beim Abnehmen des Oels, nachdem der Schnabel des 

 Halses verstopft ist, in die Flasche Wasser nachgegeben 

 werden muss, wodurch das Oel selbst bei möglichster 

 Vorsicht in Bewegung kommt und leicht an dem Halse 

 adhärirt. Das Oel wird dann mit dem Heber abgenom- 

 men und das, letzte dUirch Baumwolle überzogen. 



Um allen diesen Uebelständen zu begegnen, wendet 

 man, zweckmässig Flaschen an, die dicht über dem Boden 

 einen kleinen Tubus liaben, in welchen sich mit Leich- 

 tigkeit ein liork einpassen lässt ; derselbe wird durchbohrt 

 TJ^nd ein rechtwinkelig gelöthetes B,lechrohr von J/4 Zoll 

 i,^^ D^u^Q^i.messer hinein gesteckt. Dasselbe ist so leicht, 

 dass es keiner Stütze weiter bedarf; wer jedoch ängstlich 

 ist, kann durch eine,y^leine Schlinge von geglühtem Eisen- 

 draht das Rohr an dem Halse leicht befestigen. 



