176 Prüfung der verschiedenen Hygrometer. 



schlössen ist, und erhält so eine schön weisse, fein gra- 

 nulirie iMagnesiri; nur ninnmt sie in den Theilen, die niit 

 dem Tiegel in Berührung gewesen sind, eine gelbe Farbe 

 an. die von der Gegenwart des EisPnoxyds herrührt das 

 in dem Tiegel enlhallen ist Diese Magnesia hat eine bei 

 auffallendem Lichte ins Rothliche scheinende Faibe; im 

 Lichte refleciirt, ist sie schön weiss; ihre Dichtigkeit und 

 spec Gewicht findet man in dem Maasse kaum in der 

 de Henry 'sehen Magnesia In der That wiegt 1 CubikzoU 

 de Henry'sche Magnesia 7 Grm., und die, welche Mohr 

 durch sein Verfahren gewonnen hat, wog bei drei Ver- 

 suchen 10,74, 11,19 und '11.18 Grm. Das ?pec. Gewicht 

 der de Henry'schen Magnesia schwankt zwischen 2,50 und 

 2,67; die vtm Mohr wiegt 3.148. Um dieser Magnesia 

 eine kleine Q^'^^n'^'tät Schwefelsäure zu entziehen, die sie 

 etwa noch enthalten könnte, rälh Mohr zu der Vorsicht, 

 die kohlensaure Magnesia, bevor sie calcinirl werde, leicht 

 erwärmen und von neuem mit warmem Wasser auswaschen 

 zu lassen. ( UulL de Tlierap ) Aug. Droale, [)\\ 



Prüfunor der verschiedenen Hvffrometer. 



V. Regnault hat in Cowptes letulu.s, T. XXXi^. p.330 

 seine hygromeliischcn Studien milgelheilt und fasst dabei 

 die veischiedenen Methoden, um die vorhandene Menge 

 Wasserdampf in der Atmosphäre zu beslimnien, in vier 

 zusammen: 



1) Die chemische, d h. durch Wägen das aus einer 

 beslinjmten Menge Lnlt aufgesogene Wasser zu bestimmen, 

 gewährt bei der gehörigen Sorgfalt gros!=e Genauiiikeit, 

 ist aber nicht geeignet zu furilaufenden Beobachtungen: 

 denn sie fordert zu viel Apparate und zu viel Zeit, ist 

 aber wohl geeignet, andere Methoden zu prüfen. 



2) Flygrometer, gebihlct aus organischen, 

 sich durch Feuchtigkeit verlängernden Sub- 

 stanzen. Das voilkotnmensic Ilygromeier dieser Art isl 

 das Saussure'sche Ilaaihy.üiometer, doch nach der von 

 Saussure angegebenen Weise gra(hiiri, gar nicht mit 

 anderen zu vergleichen; beseitigt mau aber auch diesen 

 Fehler, was aber viel Zeit und Sorgfalt koslet. so hält 

 Regnaul t es «loch für das HesK», einem liisirumenie, 

 welches so leicht in Unordnung kommt, gänzlich zu ent- 

 sagen. 



3) C o n d e n s a t i o n s - Fl y i^ r o m e l e r. Den Wasser- 

 gehalt der Atmosphäre durch den Thaujiuncl zu bestimmen, 



