Prüfung der verschiedenen Hygrometer, 177 



hall R e g n a ul t nicht nur für das genaueste Verfahren, son- 

 dern auch deshalb für das am meisten zu empfehlende, weil 

 weder die Temperatur, noch (he Feuchtigkeit, noch der Luft- 

 zug darauf einen Einfluss ausüben. Er meint aber, dass.wenn- 

 gleich es leicht zu handhaben ist, es doch keine allgemeine 

 Anwendung finden werde, da der constanle Beobachter ein 

 Instrument verlange, wo er bloss abzulesen braucht. 



4) Psychrometer. Dies besieht, \yie bekannt, aus 

 zwei Thermometern, wovon das eine immer trocken, das 

 andere stets feucht erhalten wird, aus der üilFerenz beider 

 und dem gleichzeitigen Barometerstand leitet man den 

 Sättigungsbruch oder Wassergehalt der Luft ab Um dies 

 letztere zu können, muss man die Formel kennen, welche 

 diese verschiedenen Elemente verknüpft. Diese von August 

 aufgestellte Formel hat nun Regnault geprüft und ver- 

 einfacht; da aber die relativen Temperaturen der beiden 

 Thermometer nicht bloss vom Sälligungszusland der Luft, 

 sondern auch von dem ßewegungszusland derselben, so 

 wie von andern örtlichen Umständen abhängen, so kommt 

 er zu dem Schluss, dass das Psychrometer ebenso wie 

 das Saussure'sche Haarhygrometer, nur als ein empirisches 

 Instrument anzusehen sei. Will man aber dem ungeachtet 

 sich des Psychrometers zu Hygrometer- Beobachtungen 

 bedienen, so muss man dasselbe an einem sehr geräumigen 

 durch Gebäude umgebenen Ort stellen, damit die Ther- 

 mometer vor der direclen Einwirkung des Windes geschützt 

 sind; man muss ferner mit Hülfe des Condensalions-Hygro- 

 melers, oder auf chemischem Wege den Werlh der Con- 

 stanle August's in der Regnauli'schen Formel für den 

 fraglichen Ort und die verschiedenen Strecken der Ther- 

 mometer gesucht haben, um diese vereinfachte Formel 

 anwenden* zu können. 



Grössere Sicherheit gewährt nach Regnault stets 

 das Con densations-Hy grometer, milBenutzung der 

 in seiner frühern Abhandlung angegebenen Maassregeln. 

 Doch empfiehlt er jetzt zur bequemern Handhabung den 

 Brunner'schen umkehrbaren Doppel-Aspirator. Das Hygro- 

 meter soll man im Winter mit Aether, im Sommer mit 

 Alkohol oder besser mit Holzgeist füllen, welche Flüssig- 

 keiten man dadurch im zweckmässigen Niveau erhallen 

 könnte, dass man das kleine Silbergefass, in weichern sie 

 enthalten, durch eine kleine Silberröhre mit einem Behälter 

 in Verbindung setzte, der eine etwas belrächlliche Menge 

 von der angewandten Flüssigkeit enthielte, wodurch denn 

 fortwährend das Verdampfte ersetzt würde. ( Poggd. Ann. 

 1853. No. 3. p, 420^432) Mr, 



Arch. d. Pharm. CXXV. Bds. 2. Hft. 42 



