36 Müller j Colirapparat. 



der Querbalken des Stempels mit den Griffen der Büchse 

 gleichlaufend steht. Nun legt man die Flächen beider 

 Hände je auf ein Balkenjende, schiebt so den Stempel 

 langsam in die Büchse, wobei das Decoct durch die mit 

 der Gaze überspannteji Löcher des Stempels colirt durch- 

 geht, drückt zum Auspressen der Species fest auf, greift 

 mit den Fingern beider Hände unter die den erfassten 

 Balkenenden entsprechenden Büchsengriffe, und kehrt so, 

 Stempel und Büchse fest aneinander haltend, den ganzen 

 Apparat zum Ausgiessen der klaren Flüssigkeit durch 

 Biegung der Handgelenke um. Diese ganze Arbeit des 

 Colirens erfordert ungefähr 1/2 Minute Zeit. 



Bei dem Auspressen hat besonders der Querbalken 

 des Stempels, aber auch die Büchsengriffe beim Anziehen 

 während des Ausgiessens starken Widerstand zu leisten. 

 Wenn der Apparat lange brauchbar sein soll, ist es des- 

 halb nothwendig, dass in den Querbalken des Stempels 

 ein Eisenstab eingeschmolzen wird, die Griffe an ihrer 

 Basis aber und der Rand der Büchse sehr stark gearbeitet 

 werden, wie aus Fig. A ersichtlich. 



Seit 1857 lasse ich in meiner Apotheke mit Appa- 

 raten von 8 Unzen Inhalt bei 8^/4 Pfd. Schwere arbeiten, 

 habe aber bei dieser verhältnissmässig freilich massiven 

 Construction bis jetzt nur in so fern Ausbesserungen ge- 

 habt, als ich in der Construction selbst noch Abänderun- 

 gen getroffen habe. Dazu kommt, dass bei mir viele Infu- 

 sionen und Decocte bereitet werden, so dass jeder Appa- 

 rat täglich mindestens ein Mal in Anwendung kommt. 



