234 Heuer, 



Interesse sein, wenn ich die kurze Beschreibung eines 

 Apparates *) gebe, den Jeder sich mit einem Kostenauf- 

 wande von wenigen Groschen leicht selbst herstellen kann, 

 und dessen Wirkungen nichts zu wünschen übrig lassen. 



Aus den von Dr. Simmler in PoggendorfF's Anna- 

 len (115. Bd. 2. u. 3. Stück) unter Anwendung eines mit 

 Schwefelkohlenstoff gefüllten Hohlprismas, ohne Zuziehung 

 von Fernröhren, mitgetheilten Beobachtungen geht hervor, 

 dass es nur auf die billige Herstellung eines zweckdien- 

 lichen Hohlprismas ankommt. Man verfährt zu dem. 

 Zwecke auf folgende Weise. 



Drei gleich grosse Plättehen von nicht zu starkem, 

 fehlerfreiem Glase (Spiegelglas), etwa 2*/.2" lang und IV2" 

 breit, werden mittelst schmaler aufgeklebter Papierstrei- 

 fen mit ihren Längsseiten unter einander verbunden, so 

 dass sie ein längliches, gleichseitiges und gleichwinkliges 

 Prisma darstellen. Man macht nun aus käuflicher syrups- 

 dicker Lösung von Wasserglas und feingepulverter Kreide 

 einen dicklichen Brei und streicht mit diesem im Innern 

 die Berührungskanten der Glasplatten vorsichtig aus. Um 

 es unten zu schliessen, trägt man auf eine Unterlage von 

 Papier (die man später wieder entfernen kann) Holz oder 

 Metall, etwas grösser als das Prisma, eine einige Linien 

 starke Schicht obigen Kittes auf und drückt in diese das 

 eine offene Ende des Prismas ein und verstreicht ringsum 

 sorgfältig die Berührungsflächen, worauf man es in gelin- 

 der Wärme austrocknet. Nach dem vollständigen Trock- 

 nen ist der Kitt steinhart. Man hat jetzt nur noch ein 

 im Innern geschwärztes Rohr von Pappe von etwa 1^2" 

 Durchmesser darzustellen, dessen eines Ende offen bleibt, 

 das andere aber mit einem im Innern geschwärzten Deckel 

 einer runden Pappschachtel verschlossen wird. Aus der 

 Mitte des letzteren schneidet man mit einem Messer ein 



*) Die Leistungen des hier zu beschreibenden Apparats für die 

 Spectralanalyse, so wie die Gasätherlampe statt der Bunsen- 

 schen Gaslampe werden gewiss jeden Praktiker befriedigen, 

 wie ich aus mehrfacher Anschauung bestätigen und bezeugen, 

 kann. ' Dr. M eurer. 



