populäre Spectralanalyse. 235 



längliches Viereck heraus und klebt über dieses durch 

 übergelegte Papierbänder zwei Streifen von dünnem Blech 

 mit scharfen glatten Rändern so neben einander auf, dass 

 nur ein feiner Spalt dazwischen bleibt. Auch kann man 

 zweckmässig den einen der Blechstreifen unter den Pa- 

 pierbändern verschiebbar lassen, um den Spalt nach Be- 

 lieben enger und weiter machen zu können. 



Die Länge des Rohres B richtet sich nach der Schärfe 

 des Auges des Beobachters ; für kurzsichtige Augen macht 

 man es kürzer und schwankt dieselbe zwischen 1/2 — 1 V2 Fuss. 

 Je länger, desto breiter erscheint auch später das Spectrum. 



A 



B_ 



c 



a 



/ 



Vorstehende Zeichnung zeigt das Arrangement des 

 Apparats von oben gesehen. Auf einem Brettchen A wird 

 etwa in einer Höhe von ly das Rohr B so befestigt, 

 dass der bei a befindliche Schlitz senkrecht auf A steht. 

 Einen halben bis ganzen Fuss davor befindet sich die 

 Lichtflarame, von welcher die Strahlen durch a und B 

 bis zu dem nun mit Schwefelkohlenstoff gefüllten und mit 

 einem Deckelchen bedeckten Prisma gelangen, hier bei 

 c ein und bei d austreten, wo sich dem hart an die Kante 

 des Prisma gebrachten Auge des Beobachters in der Rich- 

 tung der austretenden Strahlen das Farbenbild darstellt. 



Was nun die anzuwendende Flamme betrifft, so hat 

 man bisher stets die Bunsen'sche Gasflamme als diejenige, 

 welche nächst der Wasserstoffgasflamme die geringste 

 eigene Leuchtkraft besitzt, benutzt. In den gewöhnlichen 

 Versuchen, um sich die Spectra verschiedener Elemente 

 vorzuführen, kann man an ihrer Statt recht gut eine ge- 

 wöhnliche Spirituslampe, mit möglichst reinem starkem 

 Alkohol gespeist, anwenden, indem man den zu prüfenden 

 Körper mit etwas Salzsäure befeuchtet in den dem Ap- 



