526 Ed. Hoffmann, Die Salpetersäurebestimmung in Wässern. 
7) einen 32—35 Cent. hohen weiten Glascy- 
linder voll kalten Wassers, — 
Vor Ausführung dieses Verfahrens wird mittelst Indigo- 
lösung der annähernde Gehalt des zu untersuchenden Wassers 
bestimmt, hierauf ein Quantum, welches etwa 10 — 30 Millig. 
enthält auf 20— 30 0.C. eingedampft, in den Zersetzungs- 
kolben gebracht, die Entbindungsröhre angefügt und unter 
Entweichenlassen des Dampfes eingekocht. Eisenchlorürlö- 
sung, daneben das heisse destillirte Wasser wird inzwischen 
bereit gehalten und die Messröhre durch Anfüllen mit ausge- 
kochter Natronlauge und Eintauchen mit der durch den Fin- 
ger verschlossenen Oeffnung unter die Natronlauge der Wanne 
zur Aufnahme des Stickoxydes vorbereitet. 
Ist der Inhalt des Kölbchens auf 3—5 (.C. öingehodn 
so taucht man das freie Ende der Gasentbindungsröhre in 
die heisse Eisenchlorürlösung und lässt noch Dampf hindurch- 
strömen, hierauf entfernt man die Lampe: langsam lässt man 
nun 10—15 C.C. Eisenchlorürlösung in den Zersetzungskol- 
ben fliessen, worauf der inzwischen in die Hand genommene 
- Quetschhahn geschlossen wird; sofort bringt man nun die 
Gasentbindungsröhre in das heisse dest. Wasser und lässt 
von diesem in kurzen Zwischenräumen soviel nachfliessen, bis 
alles Eisenchlorür in den Zersetzungskolben nachgedrängt 
ist. Ist dieses geschehen, wird die Entwicklungsröhre unter 
die Natronlauge getaucht und darin das mit Natronlauge oder 
Wasser gefüllte kleine Kautschukventil übergestülp. Man 
schiebt nun dasselbe tief in die Messröhre hinein, bringt die 
Lampe wieder unter den Zersetzungskolben, öffnet den Quetsch- 
hahn und kann in aller Ruhe die Uebertreibung des entwickelten 
Stickoxydes vornehmen. Das Kautschukventil verhindert so- 
wohl das Zurücksteigen der Natronlauge, ebenso das stoss- 
weise Hervorschleudern des Stickoxydes. — 9 
Ist alles Stickoxyd in die Messröhre gelangt, bringt man 
dieselbe mittelst eines kleinen mit Natronlauge gefüllten 
Löffelchens in das Kühlwasser des Glascylinders, notirt nach 
einiger Zeit dessen Temperatur, bestimmt das Volumen des : 
Stickoxydes durch Ablesen auf gleichem innern und äussern 
