u 2 
Ueber ein neues Thermometer, um hohe Temperaturen zu bestimmen. 263 
1 Kilometer Draht ausreichen, sind für alle gegenwärtigen 
Telegraphen 17,330,000 Stück nöthig. Den gesammten Capi- 
talaufwand für alle Telegraphen-Leitungen der Erde kann 
man auf etwa 416 Millionen: Francs schätzen. (Das Ausland, 
1868. Nr. 21. 8. 498.). Hl 
Ueber ein neues Thermometer, um hohe Temperaturen 
zu bestimmen. 
Von M. Berthelot. 
Dasselbe besteht aus einem cylindrischen Reservoir von 
schwer schmelzbarem Glase und ungefähr 4 C. C. Inhalt. An 
dieses ist oben eine Üapillarröhre angeschmolzen, deren inne- 
‘rer Durchmesser etwa 1/, Millimeter beträgt. Es ist erfor- 
derlich, dass dieser innere Durchmesser überall gleich sei. 
Die Capillarröhre steigt fast senkrecht bis zu einer Höhe von 
200 Millimeter, dann geht sie, rechtwinklig gebogen, 720 — 
7350 M. M. nach unten, ist hier abermals gebogen und steigt 
wieder 20 Millim. nach oben, wo sie in ein kugelförmiges, etwa 
30 M.M. im Durchmesser haltendes, oben offenes Reservoir 
- mündet. Der lange verticale Theil der Röhre ist auf einer 
verschiebbaren Millimeterscala befestigt. Um dieses Thermo- 
meter zu construiren, löthet man das cylindrische Reservoir 
an die Capillarröhre, lässt an beiden Seiten offen und zieht 
einen Luftstrom durch den erwärmten Apparat hindurch, um 
ihn vollständig zu trocknen. Dann schliesst man das eylin-_ 
drische Reservoir und lässt erkalten. Darauf giesst man in 
das kugelförmige Reservoir Quecksilber und pumpt einen Theil 
der Luft aus dem Apparate (bis auf etwa 20 Üentimeter 
Druck) aus, damit nachher das Quecksilber bis zu einer 
bestimmten Höhe in die Capillarröhre hinaufsteige. Man taucht 
darauf das cylindrische Reservoir nach einander in schmelzen- _ 
des Eis, in siedendes Wasser, in siedendes Quecksilber und 
siedenden Schwefel und bestimmt so die Punkte 0°, 100°, 
350° und 440°C. Mit Hülfe dieser 4 Punkte bestimmt man 
auf der Scala die dazwischen liegenden Temperaturen. 
Diese Werthe hängen von dem Atmosphärendruck ab, bei 
welchem sie bestimmt sind. Aendert sich der Druck, so 
braucht man nur einen Punkt, den Punkt 0° oder 100° z. B. 
von Neuem zu bestimmen und durch Verschiebung der Scala 
es so einzurichten, dass der Nullpunkt der Scala mit 
dem jetzt gefunden 0° zusammenfällt: Das muss jedesmal 
geschehen, bevor man sich des Apparates bedient. 
