30 



Gressler, 



so leicht den luftdichten Schluss, weil solche Körnchen 

 in die weiche Gummi masse eingedrückt werden, ohne den 

 Schluss des Stempels zu beeinträchtigen. 



3) Sämmtliche Ventile sind leicht zugänglich, und 

 können bei etwa vorkommenden Störungen, nach Abnahme 

 des aufgeschraubten Schlussdeckels, erreicht und in Ord- 

 nung gebracht werden. 



4) Endlich und hauptsächlich sichert die doppelt-wir- 

 kende Eigenschaft der Pumpe, welcher gemäss der Kol- 

 ben sowohl oben wie unten saugt und drückt, nicht allein 

 den schnellen Durchgang grösserer Gasmengen, sondern 

 schützt auch vor Unwirksamkeit die Pumpe selbst dann, 

 wenn nur eine Hälfte — der oberhalb des Kolbens liegende 

 Theil — derselben momentan den Dienst versagen sollte, 

 indem dann unabhängig hiervon die andere Hälfte unun- 

 terbrochen fortarbeitet, und immer noch dasselbe wie 

 eine einfache Pumpe leistet. 



Der Schwefelsäurezuführungs- Regulator ist ein sol- 

 cher, wie er später bei Besprechung der Selbstentwicke- 

 lungs- Apparate beschrieben ist, nach Abbildung 2. 



Abbildung 2. 

 Die Vervollständigung der Sicherheitsventil -Vorrich- 

 tung am Mischungsgefäss wird dadurch erreicht, dass das 

 Ventil nicht unmittelbar in der Wand des Mischungs- 

 gefässes, sondern auf einem mit Hahn versehenen, auf dem 

 Mischungsgefäss stehenden, genügend starken und hohlen 

 Stativ angebracht wird ; mittelst des Hahns an diesem 

 Stativ wird, wenn, wie es in der Praxis vorkommen kann, 

 das Ventil durch ein Sandkörnchen momentan den luft- 



