138 H. "Werner, Bemerkungen zu B. Hirsch, Aräometer etc. 



Auslaufenlassen desselben begnügen. Das Austrocknen ist so 

 leicht nicht, und ist oft Veranlassung, dass die zunächst zu 

 prüfende Flüssigkeit die Fusseln und Stäubeben aufnimmt, 

 welche vom Handtuch zurückbleiben; ausserdem ist die geringe 

 Spur Wasser, welche an den Wandungen des Cylinders 

 hängen bleibt, bei dem von der Pharmacopöe gestatteten Spiel- 

 raum, ohne nennenswerthen Einfluss auf die Flüssigkeit. Eine 

 Ausnahme machen nur Chloroform und concentrirte Schwefel- 

 säure, welche ein trockenes Gefäss bedingen, und, wenn nicht 

 zwei Cylinder zur Verfügung stehen, vor den übrigen Flüssig- 

 keiten, und zwar zunächst das Chloroform, zu wiegen wären. 

 Mit 6 — 12 vollkommen einverstanden. 



Als übliche Instrumente werden aufgezählt: 



a) das Piknometer, 



b) das Scalen - Aräometer, 



c) die sogenannte Mohr'sche Waage, 



d) das sogenannte Wittstocksche Gewichts -Aräometer. 



a) das Piknometer. Bei diesem scheinen Herrn Dr. Hirsch 

 die Schwierigkeiten grösser zu sein, als sie in Wirklichkeit 

 sind. Die Waage anlangend, müsste bei einem tausend Gran- 

 oder Hundert-Grammglas zu den Bestimmungen der specifischen 

 Gewichte jede Becepturwaage genügen. Da aber nicht ver- 

 langt werden kann, dass der Revidirte seine Waage auf 

 einige Zeit dem Revisor hergiebt, hilft man sich mit einer 

 kleinen Tarirwaage, welche zu diesem Zweck in jeder guten 

 Apparaten -Handlung für nicht zu vieles Geld zu haben und 

 bequem zu transportiren und aufzustellen ist. Der Vorwurf 

 der Ungenauigkeit, welcher den Präcisions - Gewichten gemacht 

 wird, erscheint etwas hart. Diese dürften doch für alle Fälle 

 ausreichen, und Normalgewichte recht gut ersetzen. Ein 

 anderer, von Hirsch nicht erwähnter TJebelstand ist folgender: 

 Die zu diesen Wägungen bestimmten Gläser haben vielfach 

 als Stöpsel ein kleines Thermometer genau ein geschliffen, 

 welches den grossen Vortheil gestattet, beim Wiegen zu 

 gleicher Zeit die Temperatur zu bestimmen. Diese Stöpsel 

 schleifen sich durch den häufigen Gebrauch mit der Zeit 

 tiefer ein, und die Bestimmung wird, besonders bei specifisch 



