H. "Werner, Bemerkungen zu B. Hirsch, Aräometer etc. 139 



schweren Flüssigkeiten, ungenau; doch lässt sich dieser Fehler 

 umgehen, wenn alle 4 — 5 Jahre ein neues Glas zur An- 

 wendung kommt. Ich habe mich Jahre lang dieser Flaschen 

 bedient, und habe stets zufriedenstellende Resultate erhalten. 

 In Bezug auf Eeinigen und Austrocknen beziehe ich mich 

 auf das oben Gesagte. Was 



b) die Scalen -Aräometer betrifft, so Ist Herrn Dr. Hirsch 

 nur beizustimmen, wenn er wünscht, dass diese bei Eevisionen 

 nicht anzuwenden sind. Die geringste Yerrückung der innen 

 angebrachten Papierscala, welche durch Stoss z.B. im Wagen 

 auf der Landstrasse bei schlechtem Wege leicht hervorgebracht 

 werden kann, und auch schon hervorgebracht worden ist, 

 macht den Apparat untauglich, und leider ist die Untauglich- 

 keit der Art, dass sie so lange unbemerkt bleibt, und so 

 lange Fehler zur Folge hat, bis sich Gelegenheit zum Ver- 

 gleich mit andern Instrumenten darbietet. 



c) die Mohr'sche Waage. Diese ist von Hirsch eingehender 

 behandelt worden. Es wird sich empfehlen, die von ihm 

 aufgestellten Mängel der Eeihe nach entweder zu bestätigen, 

 oder zu widerlegen. 



ad 1. wird gerügt, dass der Apparat durch die zu 

 wägenden Flüssigkeiten, oder deren Dämpfe, als Chlor, 

 Schwefelwasserstoff etc. angegriffen werden kann. Da nur 

 Glas und Platin in die Flüssigkeit eintauchen, erscheint hier 

 die Möglichkeit angegriffen zu werden, nicht grösser, als bei 

 anderen Instrumenten. Von Chlorwasserstoffsäure abgesehen, 

 würden , wenn sie vorkommen sollten , nur Chlor und Schwefel- 

 wasserstoff, und zwar nur dann zerstörend wirken, wenn der 

 Waagebalken, wie das bei den Mohr'schen Waagen selten 

 der Fall sein dürfte, nicht vergoldet ist. Sollten sich diese 

 Gase zeigen, was ja durch den Geruch leicht zu erkennen 

 ist, nun, dann würden die Flüssigkeiten, um deren Prüfung 

 es sich hier lediglich handelt, schon desshalb als fehlerhaft 

 zu moniren sein, und sicher wird Niemand von einem fehler- 

 haften Präparat zum Ueberfluss noch das specifische G-ewicht 

 bestimmen wollen. 



