140 H. Werner, Bemerkungen zu B. Hirsch, Aräometer etc. 



ad 3. Die fehlende Markirung des Punktes, bis zu 

 welchem die Einsenkung stattfinden muss, ist wohl kaum als 

 Fehler anzunehmen. Zuvörderst erlaubt der kurze Cylinder 

 nicht eine zu tiefe Einsenkung, wenn das als Senkkörper 

 benutzte Thermometer nicht aufstossen soll; wird zu wenig 

 eingesenkt, nun, dann hat an dem Fehler nicht der Apparat, 

 sondern die Unachtsamkeit des Arbeitenden Schuld, und für 

 diese kann wohl ein an und für sich gutes Instrument nicht 

 verantwortlich gemacht werden. Zudem muss wohl von vorn 

 herein angenommen werden, dass Derjenige, der mit solch 

 einem Instrument arbeitet, auch verstehen muss, damit umzuge- 

 hen, und er wird gewiss darauf sehen, dass die Oese des Senk- 

 körpers jedenfalls sich unter dem Niveau der Flüssigkeit 

 befindet. Bei dunklen, oder unvollkommen durchsichtigen 

 Flüssigkeiten, zu denen hier nur: Liquor ferri sesquichlorati, 

 Liquor ferri sulfurici oxydati und Tinctura Opii simplex 

 gerechnet werden können, scheint mir das Erkennen der 

 Marke, wenn sie vorhanden, bei allen Instrumenten ziemlich 

 gleich undeutlich zu sein. Ein richtiges Aufstellen des Appa- 

 rates muss nicht nur hier, sondern auch bei jedem anderen 

 Apparat als selbstverständlich vorausgesetzt werden, 



ad 4 u. 5. lässt sich das Keinigen der Instrumente von 

 den hier in Frage kommenden Flüssigkeiten leicht ausführen, 

 da eine Prüfung des specifischen Gewichts fetter Körper aus- 

 geschlossen ist. Nach meiner Erfahrung gehören diese Be- 

 f^timmungen im pharmaceutischen Laboratorium zu den Selten- 

 heiten. Werden sie verlangt, würde sich das Piknometer, 

 welches leicht gereinigt werden kann, und welches überall 

 da, wo derartige Arbeiten vorkommen, gewiss vorhanden 

 ist, am meisten empfehlen. Blosses Abreiben oder Ausreiben 

 mit Sägespähnen und Filtrirpapier wird in den seltensten 

 Fällen genügen. Die Arbeit des Austrocknens des Senk- 

 körpers mittelst eines Handtuches will mir nicht so schwierig 

 erscheinen; mir wenigstens ist dabei noch nie ein Platindraht 

 beschädigt worden. 



ad. 6. Die Construction ist allerdings complicirter, als 

 die der einfachen Senkspindel, doch kommt dieser Umstand 



