142 H. Werner, Bemerkungen zu B. Hirsch, Aräometer etc. 



diesei* Waage anzuführen, deren ich mich seit länger als 

 zwei Jahre mit dem besten Erfolge bedienen. 



Der von Hirsch angegebenen Construction dieses Instru- 

 ments möchte noch hinzugefügt werden, dass der ganze Appa- 

 rat aus nur vier Stücken besteht: dem Stativ, dem Waage- 

 balken, dem Thermometer als Senkstück und dem Cylinder, 

 welche sehr leicht und sehr schnell aufgestellt, und auch 

 wieder eingepackt sind. Der Waagebalken ist stark vergol- 

 det, und dadurch unempfindhch gegen etwa der zu wiegen- 

 den Flüssigkeit — Chlorwasserstoffsäure — entströmende, 

 andere Metalle angreifende Dämpfe oder Gase gemacht. Jede 

 Waage trägt eine Nummer, unter welcher der Fabrikant in 

 seinem Journal die Verhältnisse derselben auf das Genaueste 

 eingetragen hat. Wird also durch irgend welchen unglück- 

 lichen Zufall oder eine Ungeschicklichkeit der Platindraht, 

 oder ein Reiter schadhaft, genügt es, das Eine oder das An- 

 dere zu Waage No. ? zu bestellen, und nach 24 Stunden ist 

 das fragliche Object zwischen steifes Papier (Actendeckel) 

 geheftet im Briefcouvert an den Besteller unterwegs. Zer- 

 bricht das Thermometer, dessen Grade übrigens zwei Milli- 

 meter von einander entfernt sind und dadurch das Ablesen 

 der Temperatur leicht ermöglichen, dann allerdings muss der 

 ganze Apparat eingeschickt werden^ denn nach diesem richtet 

 sich die Schwere des Balancirungsgewichtes am Balken und 

 das Gewicht der Reiter. 



Die Arbeit mit diesem Instrument geht schnell und leicht. 



Anderthalb Stunden genügen mehr als hinreichend, um die 

 26 von der Pharmacopöe verlangten Prüfungen vorzunehmen. 

 Dadurch, dass ein Thermometer als Senkkörper dient, kön- 

 nen Differenzen, welche ihren Grund in zu hoher oder zu 

 niederer Temperatur der zu prüfenden Flüssigkeit haben, 

 durch Nachschlagen in der jedem Revisor zur Hand seienden 

 Tabelle sofort ausgeglichen werden, ohne dass es nöthig wird, 

 die Flüssigkeit durch ein anderes Instrument auf ihre Tempe- 

 ratur zu prüfen, oder durch Erwärmen oder Abkühlen auf 

 -{■ lö'^C. zu bringen. Der Punkt, wie tief die Spindel ein- 

 zusenken ist, kann allerdings auch hier nicht markirt wer- 



