H. "Werner, Bemerkungen zu B. Hirsch, Aräometer etc. 143 



den; man senkt eben so tief, dass ein kleines Stück des Pla- 

 tindrahts 'mit eintaucht, und nicht so tief, dass der Senkkör- 

 per auf den Boden des Cylinders aufstösst. Werden diese 

 beiden Momente inne gehalten, so sorgt schon die Höhe des 

 Cylinders, in welchem die Wägung vorgenommen wird, dass 

 weder nach der einen, noch nach der andern Seite hin ge- 

 fehlt wird. 



Die Eeinigung lässt sich leicht dadurch vornehmen, dass 

 der Senkkörper ausgehakt, zwischen den Daumen und den 

 Zeigefinger der linken Hand genommen, und Wasser darüber 

 gegossen wird, indem man denselben zwischen den Fingern 

 hin und her dreht. Das Abtrocknen geht desshalb leicht und 

 gefahrlos, weil der Senkkörper von glatter Form und ohne 

 Einschnürung ist. Die Spur Wasser, welche trotz Auflegen 

 auf Fliesspapier nach dem Abtrocknen mittelst Handtuch an 

 dem Platindraht etwa hängen bleiben sollte, ist ganz ohne 

 Belang, weil sie verschwindend klein ist, und, wie schon 

 oben angegeben, weil in den meisten Fällen ein Spielraum 

 von fünf Zahlen in der dritten Decimalstelle erlaubt ist. 



Die Eichtigkeit ist leicht dadurch constatirt, dass man 

 die Waage so aufstellt, dass die beiden als Zunge dienenden 

 Spitzen einander vollkommen gegenüber stehen, der Senkkör- 

 per in destillirtes Wasser von + 15° C. getaucht, und der 

 schwerste Reiter richtig angehängt, die Waage wieder voll- 

 ständig im Gleichgewicht steht. Das Gewicht der Eeiter 

 wird hier, wie bei der Mohr'schen Waage geprüft. Die 

 Empfindlichkeit ist so gross, dass, wenn sie mit Weingeist 

 eingestellt ist, und der Cylinder mit der warmen Hand um- 

 fasst wird, der Senkkörper nach 8 — 10 Secunden merklich 

 in die Höhe steigt. 



Die zum Prüfen nöthige Flüssigkeitswaage beträgt kaum 

 100 g., und was die Dauerhaftigkeit und bequeme Trans- 

 portation betrifft, so wüsste ich nach den von mir bis jetzt 

 gemachten Erfahrungen auch nicht das geringste Nachtheilige 

 anzuführen. Sollte auf der Eeise durch irgend welchen 

 unglücklichen Umstand eine Beschädigung entstanden sein, 

 80 ist diese beim Aufstellen des Instruments sofort daran 



