144 H. AVerner, Bemerkungen zu B. Hirsct, Aräometer etc. 



zu erkennen, dass dasselbe nicht richtig einsteht. Der Preis 

 der Westphal'schen Waage ist allerdings höher, •als der 

 sämmilicher von Herrn Dr. Hirsch angegebenen. 



Ich komme nun zu dem letzten besprochenen Instrument, 

 der Wittstock'schen Spindel, und der an derselben von Hirsch 

 angegebenen Abänderung. 



Die Vortheile derselben sind vom Verfasser so eingehend 

 besprochen und richtig hervorgehoben worden, dass ich an 

 der Hand seiner Arbeit mir nur gestatten will , die Xachtheile 

 derselben , wie ich sie in meiner früheren Praxis kennen 

 gelernt, kurz zu erwähnen. 



Zunächst konnte ich nie eine gewisse Furcht vor dem 

 dünnen Hals des Instruments verlieren, welche auch eine 

 kleine Unzartheit in der Behandlung leicht durch Zerspringen 

 ahnt, und dadurch das Instrument unbrauchbar macht. Die 

 Prüfung wäre dann eine leichte, wenn die Flüssigkeiten von 

 1,200, resp. 1,400 spec. Gewicht so leicht bei der Hand 

 wären; sie müssen aber erst dargestellt, und mit Hülfe anderer 

 Instrumente auf ihre Richtigkeit geprüft werden. 



Bei der Wägung, besonders von Flüssigkeiten von hohem 

 spec. Grewicht ist streng darauf zu achten, dass die aufge- 

 legten Gewichte genau auf der Mitte des Tellers liegen, eine 

 kleine Abweichung bringt die Spindel sofort in schiefe Lage, 

 und schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass sie unbemerkt 

 die Wandung des Cylinders berührt und dadurch Veranlassung 

 zu einer fehlerhaften Beobachtung giebt. Die Auflegung der 

 kleinen Gewichte in Blättchenform muss ebenfalls mit grosser 

 Genauigkeit und grosser Geschicklichkeit geschehen. Ein 

 klein wenig schief auflegen, oder eine kleine Berührung mit 

 der Pincette genügen, sie heruntergleiten, und vielleicht gar 

 in die Flüssigkeit hineinfallen zu lassen. Dass letzteres für 

 Beide, für Flüssigkeit und Gewicht nicht in allen Fällen 

 gleichgültig ist, bedarf kaum der Erwähnung. 



Da der Spindel selbst Thermometer fehlt, muss nöthigen 

 Falls die zu prüfende Flüssigkeit mit einem besonderen 

 Thermometer geprüft werden, wodurch der Arbeiter, wenn 

 auch nur geringen, doch Verlust an Zeit und Mühe hat. 



