Fehlerquellen beim Aräometergebrauch. 1G7 



in Amsterdam während der heissen Jahreszeit auf einer Tem- 

 peratur von -f 12° zu erhalten, obgleich täglich 15000 Kg. 

 des auf 60" erwärmten Oeles zur Krystallisation dahin ge- 

 bracht wurden, indem sie mit Hilfe eines per Stunde 60000 

 negative Calorien erzeugenden Salmiakgeistrefrigerators eine 

 Chlorcalciumlösung stark abkühlten und mit ihr die Luft des 

 Fabrikraums durch geeignete Ventilatoren in lebhaften Con- 

 tact brachten. (Journ. de Pharm, et de' Chimie. 4. S6rie. 

 Tome XXIII. 'pag. 272). Dr. G. V. 



Fehlerquellen Tbeim Aräometergebraueli. 



Die Oberflächenspannung bei Flüssigkeiten mit ihrem 

 mannigfachen Einfluss auf Tropfengrösse, Adhäsions- und 

 Capillaritätserscheinungen spielt auch eine erhebliche Rolle bei 

 den Aräometerablesungen. Taucht man das Aräometer ins 

 Wasser, so steigt letzteres sofort etwas an dem Instrument 

 in die Höhe und bildet einen Meniscus. Ebendadurch wiM 

 aber das Instrument etwas heruntergezogen, also zu tief ein- 

 tauchen , die Flüssigkeit folglich specifisch leichter erscheinen, 

 als sie in Wirklichkeit ist. Man kann nun zwar diesen Fehler 

 scheinbar dadurch unschädlich machen, dass man die ganze 

 öcala um eine gleiche Grösse in entgegengesetzter Eichtung 

 verschiebt. Diese Correction gilt aber nur für die gleiche 

 Flüssigkeit, da bei einer anderen eben auch die Tension an 

 der Oberfläche und damit der Einfluss des an der Spindel 

 sich erhebenden Meniscus ein anderer sein muss. Wie sehr 

 dem so ist, davon kann man sich sehr leicht überzeugen, 

 wenn man auf die Oberfläche von reinem Wasser, worin das 

 zur vollständigen Ruhe gekommene Instrument schwimmt, 

 auch nur die allergeringste, dem Auge gar nicht einmal wahr- 

 nehmbare Spur Alkohol, Benzin, Petroleum, Fett oder Seifen- 

 wasser bringt. Sofort erhebt sich das Aräometer etwas aus 

 der Flüssigkeit, als ob es einen Stoss von unten erhalten 

 hätte, und zeigt dann natürlich einen anderen Grad an. Um 

 so entstehende Irrthümer auf ein möglichst kleines Maass zu 

 reduciren, soll man nach Coulier ziemlich grosse Aräometer 

 anwenden, die Oberfläche der zu bestimmenden Flüssigkeit 

 möglichst von Staub und anderen Unreinigkeiten befreien, 

 weite Cylinder benutzen, diese so füllen, dass das Niveau der 

 Flüssigkeit im Moment der Beobachtung horizontal mit dem 

 oberen Cylinderrand stehe, und endlich entweder auf der 

 Höhe des Meniscus oder in der horizontalen Verlängerung 



