G. Westphal, Ueber Aräometer u. Mohr'sclie "Waagen. 333 



Was zunächst meine Abänderung der Mohr'schen Wa^ge 

 betrifft, so ist die Abänderung des gleicharmigen Balkens in 

 einen ungleicharmigen an und für sich unwesentlicher Natur, 

 die Hauptsache bleibt, dass durch die genaue Aufhängung 

 der E/citergewichte in der Achsenlinie der Verrückung des 

 Schwerpunktes vorgebeugt wurde, die bei einer Aufhängung 

 der Gewichte an einer oberhalb der Achsenlinie gelegenen 

 Kante unvermeidlich war und sofort erhebliche Differenzen 

 veranlasste, sobald das Aufhängungsgewicht nicht wie bei 

 den Analysenwaagen verschwindend klein gegen das Gewicht 

 des Balkens ist. 



Die in verschiedenen Nummern erwähnten Mängel sind 

 pag. 117: 



ad 1. „Saure Dämpfe können wichtige Theile des In- 

 struments beschädigen." Um dies zu verhüten sind bei den 

 besten Waagen Balken, Reitergewichte und Stahltheile, bei 

 den geringeren nur die beiden letzten durch starke Vergoldung 

 geschützt. Sollte der Platin draht wirklich beschädigt werden, 

 und diese Beschädigung würde sogleich durch aufgehobene 

 Balance augenfällig werden, so könnte derselbe leicht und 

 ohne grosse Kosten ersetzt werden. Ein B-eservedraht ist 

 ja ohnehin jedem Instrumente beigegeben. 



ad 3. Das Fehlen einer Marke, bis zu welcher die Ein- 

 senkung des Körpers geschehen muss (statt dessen die Ge- 

 brauchsanweisung nur vorschreibt, dass ein der Zusammen- 

 drehung gleich langes Stück einfachen Drahtes eintaucht) 

 wird Niemanden, der nur einigermaassen mit Aufmerksamkeit 

 das Instrument behandelt, zu Fehlern führen können, da der 

 Versuch zeigt, welch geringe Differenz ein Versenken des 

 Körpers selbst um einen ganzen Centimeter unter den für 

 das Instrument normirten Punkt verursacht. 



So ist z. B, bei Alkohol vom spec. Gew. 0,8162 die An- 

 gabe bei Versenkung um 1 Ctm. tiefer 0,8164. Bei Glycerin 

 vom spec. Gew. = 1,191 bei Versenkung um 1 Ctm. tiefer 

 = 1,192. 



Waagen mit kleinem Thermometerkörper von 5 g. Gewicht, 

 Dicke des Aufhängungsdrahtes = 0,05 Mm., wie sie in den 



