334 G. Westphal, Ueber Aräometer u. Mohr'sche "Waagen. 



chemischen Laboratorien allenthalben verwandt werden, ergeben 

 selbst bei 2 Ctm. Einsenkungsdifferenz in Glycerin nur Ab- 

 weichungen innerhalb der 4 Decimale und ich wage zu 

 behaupten , dass unachtsame Abweichungen von der oben 

 normirten Einsenkungstiefe des feinen Platindrahtes kaum zu 

 so grossen Beobachtungsfehlern führen, als die durch Adhäsion 

 oder Depression der Flüssigkeiten an dem Glashalse der 

 Spindeln erschwerte Beobachtung einer Marke im Niveau der 

 Plüssigkeit. So viel geringer ist die Volum -Veränderung 

 des Senkkörpers durch ein kleines Stück Draht, als die 

 Volum- Veränderung der Spindel durch ein mehr eingetauchtes 

 Halsstück , das doch nicht so verschwindend klein im Verhält- 

 niss zur Spindel ist. 



Obschon nun die tiefere Einsenkung um 1 Ctm., also 

 einer Grösse, die ohne besondere Aufmerksamkeit und Routine 

 zu beobachten möglich ist, in den meisten Fällen einen zu 

 beachtenden Fehler nicht herbeiführen kann, so ist doch durch 

 eine einmalige Bestimmung eine genaue Markirung möglich 

 auf folgende Weise. 



Man hänge den Thermometerkörper an den Balken der 

 aufgestellten "Waage, tauche ihn in das mit möglichst wenig 

 Wasser gefüllte Senkgefäss, bringe die Waage zum Einspielen, 

 indem man zugleich die Höhe der Wassersäule so normirt, 

 dass der Senkkörper beim Einspielen nicht den Boden berührt 

 und der Draht um eine der Drahtdrehung gleichlanges Stück 

 tiefer eintaucht, wie die Oberfläche. 



Markirt man jetzt die Höhe des Wassers, nach dem 

 Herausnehmen des Körpers, durch einem Feilstrich an dem 

 Senkgefäss und zugleich die Stativstange am Ende des Aus- 

 ziehrohres, so hat man mit diesen Marken ein für alle Mal 

 obengenannte Fehlerquelle auf ein Minimum zurückgeführt, 

 vorausgesetzt, dass der Fuss des Senkgefässes und der 

 Waage in einerlei horizontalen Ebene stehen. 



Das Reinigen der Senkkörper ist wohl genau betrachtet 

 dasselbe, wie das Reinigen einer Senkspindel und dürfte um 

 so weniger Schwierigkeiten haben, da bei den in der Phar- 

 macie vorkommenden Flüssigkeiten, auf die doch besonders 



