l^^ ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



do. Las electrizaciones se manifiestan con la misma orientación. 



7. Ele'ctróscopos y electrómetros. — La bolilla de médula de saú- 

 co suspendida á un hilo que nos ha servido hasta ahora para averi- 

 guar si existe electrización en un cuerpo es un electróscopo, 

 denominación que se da á otros instrumentos que tienen el mismo 

 objeto y que carecen de precisión. El electróscopo de Cavendish, 

 inventado entre 1771 y 1781 consiste én dos bolillas de saúco sus- 

 pendidas, en contacto una de otra, por dos hilos de lino. Cuando 

 estas bolillas son electrizadas de la misma- manera, se repelen y 

 divergen más ó menos, según la fuerza de electrización. 



El electróscopo de Lañe (1772) (fig. 3) consiste en una varilla de 

 madera C montada en un cilindro de metal que puede atornillarse 

 sobre el conductor cuya electrización se quiere apreciar. Una bolilla 

 de saúco, fijada á una paja A, está suspendida á un eje, en el centro 

 del semicírculo dividido B. La electricidad es transmitida por el 

 cilindro ala bolilla, que es entonces repelida. El número de grados 

 recorridos por la paja da una idea grosera de la fuerza de electriza- 

 ción. 



El electróscopo de hojas de oro se debe á Bennet. Se compone 

 de dos hojas de oro muy ligeras a y 6 (fig. 4) suspendidas á una 

 varilla metálica en el interior de un fanal que á la vez sirve para 

 aislarlas y protegerlas del polvo. La menor electrización comuni- 

 cada á las hojas de oro las hace divergir, y la electrización comu- 

 nicada á las hojas de oro se conserva mucho tiempo si se tiene 

 cuidado de mantener el interior del fanal perfectamente seco. 



Los instrumentos descritos carecen de la precisión que se nece- 

 sita cuando se trata de efectuar medidas. Con este fin se emplea 

 los electrómetros, de los cuales el mas conocido es el electrómetro 

 de cuadrantes de sirW. Thomson. En'el modelo Edelmann (fig. 5), 

 un cilindro de cobre c c está dividido en, cuatro cuadrantes ABCD. 

 Los cuadrantes opuestos están reunidos entre ellos por medio 

 de hilos metálicos. Otro hilo soporta libremente dos paletas cilin- 

 dricas de cobre ó de aluminio reunidas en la parte superior y en la 

 inferior por travesanos del mismo metal. Las desviaciones de*l cua- 

 dro E así formado se miden por el método de reflexión imaginado 

 por Poggendorñ'(1826) que hace el mismo efecto que si el instru- 

 mento tuviera una aguja de gran longitud y sin peso para acusar 

 las desviaciones. En su posición normal, el plano de simetría del 

 cuadro pasa poruña de las líneas de separación de los cuadrantes. 



