CURSO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL i 89 



dro reunidos dos á dos, sólo hay que considerar los fenómenos de 

 condensación desarrollados entre el cuadro y cada uno de los pares 

 de cuadrantes AB y CD. 



Cuando el cuadro gira ligeramente al rededor de su eje de sus- 

 pensión, en el sentido de las agujas de un reloj por ejemplo, la 

 capacidad del condensador (E ^- A, B) aumenta y la del condensador 

 <E — C, D) disminuye, pero esta variación sólo afecta simplemente 

 á la extensión de la región donde la distribución de las cargases 

 uniforme. 



Llamemos V al potencial del cuadro; Vj al de los cuadrantes AB; 

 Voal de los cuadrantes CD. 



Designemos por c la capacidad de los condensadores para una 

 superficie correspondiente á la unidad de ángulo, en la región 

 donde la distribución es regular; para una pequeña desviación 6, 

 el aumento de la carga es por una parte 



ce(v — Vi), 



la disminución es por otra parte 



— c9(V — V,). 



La variación de energía potencial del sistema es pues 



2 

 ó sea 



^ ce (V - vo (V - vo - i c9 (V - V,) (V - v,) 



^ c9 (V - VO^ - ^ c9 (V - V3)l 



Esta variación es igual al trabajo del par resistente, constituido 

 por la torsión. Coulomb demostró que, entre ciertos límites, el mo- 

 mento del par de torsión es proporcional al ángulo de torsión. Lla- 

 mando X al factor de proporcionalidad, para el ángulo 9 el mo- 

 mento del par es t9, y el trabajo cumplido será 





t9(/9 = TT 



