NUEVOS APARATOS PARA MEDIR DISTANCIAS 227 



distancia. Estas divisiones están separadas en grupos de cinco divi- 

 siones ; en el primero, tercero y quinto las divisiones ocupan todo 

 el ancho de la mira, mientras que en el segundo y cuarto sólo ocu- 

 pan la mitad ; dos de estas divisiones están sobre el primer cuerpo 

 de la mira. 



En la parle superior del primer cuerpo de mira hay una tablilla 

 metálica de 0™24 X 0™42 dividida horizontalmente en tres partes : la 

 central pintada de blanco, y lasotras dos de negro. La parte pintada 

 de blanco está cortada en la parte central que corresponde al ancho 

 de la mira, con objeto de no proyectar un fondo claro sobre las gra- 

 duaciones de la mira en la parte que debe hacerse las lecturas. 



En la parte superior de la zona blanca de la derecha y á 2 centí- 

 metros de distancia^ existe un pequeño rectángulo pintado de blan- 

 co, de 2 centímetros de altura. 



Modo de operar 



Colocada verticalmenle la mira en el punto al cual se quiere 

 medir la distancia, el operador observando con el anteojo verá las 

 tablillas situadas á derecha é izquierda déla mira, desviadas por el 

 prisma, y podrá leer sobre la mira la graduación que corresponde á 

 la parte superior de la división blanca de la tablilla de la derecha, 

 del siguiente modo : 



Si las tablillas están sobre el primer cuerpo de mira, se leerá el 

 número que corresponde al grupo, que son las decenas de metros, 

 y después el número de divisiones del grupo, contando cada una 

 por dos metros ; si la parte superior de la división blanca (ejemplo 

 r) está á una distancia menor de dos centímetros de la parte infe- 

 rior de la última división, se aprecia á vista los décimos de divi- 

 sión que serán los decímetros de distancia ; si la parte superior de 

 la división blanca (ejemplo 2°) está á una distancia mayor de dos 

 centímetros (lo que se sabe por la pequeña división blanca que 

 tiene en la parte superior) se agrega una división á las ya leídas, y 

 los décimos se aprecian como en el caso anterior. 



Como se ve, he ideado esta disposición para servirme de una mira 

 con divisiones de cuatro centímetros, con la exactitud que me daría 

 una de dos centímetros, siendo las lecturas más claras. 



Si las tablillas se proyectan sobre la parte de mira que tiene di- 



