230 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



viación vertical del prisma disminuye; esto se consigue haciendo 

 girar el anteojo al rededor del eje del tubo que tiene el prisma. 



El prisma se coloca siempre en el tubo derecho con su diámetro 

 vertical ; pero hay ciertos casos en que conviene colocarlo en la mi- 

 tad derecha del objetivo, y otros en el izquierdo, según se vea con 

 más claridad. 



CADENA ÓPTICA 



He dado este nombre al procedimiento que indico á continuación 

 para medir grandes distancias, por su semejanza con el método de 

 medición con la cadena ó cinta metálica. 



/| 



Se emplea para esto el anteojo larga vista con el prisma de — » 



y la mira de tablillas ya descrita. 



Se principiapor medir sobre un terreno llano y horizontal una dis- 

 tancia de 100 metros, por ejemplo, con la mayor exactitud posible, 

 se coloca la mira vertical mente en uno de los extremos, mientras 

 que el operador, sirviéndose de la plomada, se coloca exactamente 

 en el otro extremo, y observando la mira, hace colocar la tablilla 

 móvil en contacto con la imagen de la fija, hecho eslo se fija la 

 tablilla con el tornillo de presión, se repite varias veces esta opera- 

 ción, y colocando la tablilla en la posición media, se deja así du- 

 rante toda la operación (1). 



Para medir una distancia se coloca el porta mira en un extremo, 

 y el operador se mueve sobre la línea hasta una distancia de 100 

 metros aproximadamente (esto se puede hacer contando el paso), 

 desde donde observa la mira con el anteojo, camina hacia adelante 

 ó atrás, hasta establecer el contacto aproximado de las tablillas ; 

 después se mueve de pequeñas cantidades hasta hacer el contacto 

 exacto, en cuyo momento proyecta el punto con la plomada del an- 

 teojo, y clava en éste una aguja ; hace señas al porta mira que ven- 

 drá á colocar la mira en este punto mientras él se aleja otros 100 

 metros, y así sucesivamente. Al llegar al extremo de la alineación 

 se mide lo que resta, con la misma mira. 



(1) Si la desviación del prisma fuere exactaroente — la tablilla señalaría 2 me- 



oü 



Iros, pero como nunca es rigurosamente exacto, es conveniente hacer una señal 



en este punto sobre la mira. 



