NUEVOS APARATOS PARA MEDIR DISTANCIAS 231 



Con un juego de once agujas, se hace el cambio de agujas cada 

 kilómetro, procediendo del mismo modo que con la cadena. 



En lugar de medir de 100 en 100 metros, se puede hacer de 50 

 en 50, ó de 25 en 25 metros, colocando la tablilla á la mitad ó á la 

 cuarta parte de la distancia anterior. Siempre que no haya motivos 

 especiales, es conveniente medir de 100 en 100 metros para largas 

 distancias, porque los errores de proyección con la plomada y de 

 desviación son menores. Cuando el terreno esta cubierto de vegeta- 

 ción alta, será conveniente medir de 50 en 50 metros, porque estan- 

 do la tablilla inferior á 1^50 del suelo, será siempre visible. 



Si el terreno es inclinado, se mide del mismo modo que si fuera 

 horizontal, colocando siempre la mira vertical. La distancia medi- 

 da se multiplica por el coseno cuadrado del ángulo de inclinación 

 para proyectarla sobre el horizonte. 



Aproximado?! del método 



Ala distancia de 100 metros se puede hacer el contacto de las 

 tablillas con un error menor de tres milímetros, que representaría 

 0"15 en la distancia, y como este error es accidental, porque unas 

 veces lo haríamos en más, y otras en menos, habiendo repetido n 

 veces la medida de 100 metros, el error sería 0'"15v/?i ; así para 1000 

 metros sería O'^ISv^To = O'^iTi ó sea en números redondos 50 cen- 

 tímetros en 1000 metros. 



Comprobación práctica 



En una de las avenidas macadamizadas de Palermo hemos me- 

 dido con la cadena óptica de 100 en 100 metros la distancia de 500 

 metros, después hemos medido la misma distancia con una cinta 

 de acero de 50 metros de largo, encontrando una diferencia de 0™10 

 en más con la cadena óptica. 



