72 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



3" Colori métrico de Tidj (con soluciones tipos coloreadas, en un 

 grado variable de dilución); 



4° Colorimétrico de la Comisión de Boston (por medio de vidrios 

 teñidos tipos, para distintos espesores de agua) ; 



5° Por soluciones valoradas de cloruro de platino y de cobalto 

 (variando la concentración de la solución) ; 



6° Por el cloruro argéntico titulado (en cantidad variable) ; 



7° Por el licor de Nessler según Leed (variando la concentra- 

 ción); 



8° Por el licor de Nessler según Stokes (variando el espesor); 



9° Por el kaolín (modificando la cantidad del silicato); 



10° Por la sílice (en condiciones variables); 



11° Por el diafanómetro deHorning) ; 



12° Fotométrico de Hazen por el alambre de platino; 



13° Fotométrico de Salback. 



El primero ó gravimétrico puede ser abandonado como método 

 largo y difícil, sin alcanzar con él más que resultados aproximados, 

 aún en manos de un químico especialista y operando en un labora- 

 torio bien dotado. 



El segundo; tintométrico de Lovibond, no se presta bien al exa- 

 men de un agua y además, como su nombre lo indica^ no determi- 

 na la turbidez de una muestra sino su color, siendo su escala com- 

 pletamente arbitraria. 



El tercero, colorimétrico deTidy, exige la preparación de solucio- 

 nes valoradas, su escala es muy restringida y posee las desventajas 

 de modus operandi del anterior. 



El cuarto, perteneciente á los comisionados de Boston es suscep- 

 tible de la misma crítica que los anteriores. 



El quinto, fundado en el empleo de soluciones valoradas de clo- 

 ruro de platino y cobalto, aunque deba reconocerse como buen mé- 

 todo para apreciar el color, es inútil en la medida de la turbidez, 

 sin contar la arbitrariedad de su escala. 



Los tres siguientes se sirven de tipos que no representan una es- 

 cala racional, como sería la de las proporciones de materia en sus- 

 pensión ó la cantidad de luz absorbida. 



El noveno y décimo constituyen medios de obtener por compara- 

 ción con tipos conocidos, una idea aproximativa del peso de mate- 

 ria on suspensión, con más facilidad que por el método gravimé- 

 trico. 



Los tres últimos son métodos comprendidos en las aplicaciones 



