189 



Reflexion dem Beobachter zugeführt wird. Da indess das Teleskop 

 wesentlich von der Aberration in Folge der Brechbarkeit befreit ist, 

 da die Reinheit der Bilder nur von der Vollkommenheit einer einzi- 

 gen Oberfläche abhängt, da es bei gleicher Brennweite einen grös- 

 sern Durchmesser als das Fernrohr gestattet, so bringt es zum Theil 

 die Verluste wieder ein, welchen das Licht bei der Reflexion unter- 

 worfen ist und einige Beobachter haben ihm den Vorzug über das 

 Fernrohr zur Erforschung himmlischer Gegenstände eingeräumt. Viel- 

 leicht Avürden die Reflexionsinstrumente allgemein die Oberhand be- 

 kommen haben, wenn sich das Metall so gut wie Glas bearbeiten 

 Hesse, wenn es eine eben so dauerhafte Politur annähme und wenn es 

 nicht viel schwerer wäre. — Es würde sehr vortheilhaft sein , ein 

 Teleskop in Glas zu construiren , wenn man dem Spiegel , nachdem 

 er geschliff"en und polirt einen solchen metallischen Glanz mittheilen 

 könnte, dass man dadurch eben so helle Bilder als die der Gläser er- 

 hielte. Dies hal F. durch Versilbern des Glases erreicht. Die metal- 

 lische Schicht erscheint zunächst matt und dunkel, hellt sich aber 

 durch Reiben mit weichem Leder und englischem Roth auf und erlangt 

 dadurch in kurzer Zeit einen sehr lebhaften Glanz. Das so darge- 

 stellte Teleskop hatte 10cm Durchmesser und 50cm Brennweite. Das 

 kleine Instrument verträgt sehr gut ein Ocular, welches die Vergrös- 

 serung auf 200 steigert und, verglichen mit einem Fernrohr von 1 

 Meter, einen merklich höhern Eff'ekt gibt. — Der auf dem versilber- 

 ten Glase reflectirte Strahlenbüschel beträgt ungefähr 90 pCt. des 

 Büschels, welcher durch ein Objectiv mit 4 partiellen Reflexionen ge- 

 gangen ist, so dass das neue Instrument den Vortheil eines Ueber- 

 schusses an Licht bietet , Avelcher vermöge des grösseren Spiegel- 

 durchmessers auf sehr kräftige Weise zur Bildung des Focalbildes 

 beiträgt. Bei gleichem Durchmesser ist das Glas -Teleskop um die 

 Hälfte kürzer als das Fernrohr und gibt den Bildern beinahe eben so 

 viel Licht und mehr Reinheit. Rei gleicher Länge verträgt es den 

 doppelten Durchmesser und sammelt S'/a Mal mehr Licht. Bei dem 

 neuen Teleskop kommt ferner das Glas nicht als brechendes Mittel 

 in Betracht, sondern nur als Träger einer dünnen metallischen Schicht., 

 Die Gleichartigkeit der Masse wird keines-^-eges erfordert und das 

 gewöhnlichste Glas, bei hinlänglicher Dicke mit Sorgfalt geschliffen, . 

 kann eine concave Oberfläche vertreten, die versilbert und polirt, für 

 sich allein und durch Reflexion sehr gute Bilder gibt. Es fragt sich 

 nur wie sich der versilberte Spiegel conserviren wird. Aber wenn 

 der Glanz , sich schwächen sollte , so würde wohl nichts verhindern, 

 ihn durch dasselbe Mittel wie ursprünglich, durch Reiben mit einem 

 Ballen, Avieder zu beleben. Sollte sich das Silber in seiner Dicke 

 ändern, so ist eine neue Versilberung sehr leicht herzustellen. (Compt. 

 rend T. ÄLIV. pag. 339.) W. B. 



Bertin, Polarisation der Electr öden und Bildung von 

 Wasser im Voltameter. — Bei der Zersetzung von angesäuer- 

 tem Wasser in einem Voltameter, welches die Gase gemischt enthält, 



