und bilden Interferenzstreifen, die man mit einem in seinem Brenn- 

 punkte mit verticalem Faden versehenen Ocular betrachtet. Sind nun 

 die beiden Gase chemisch und physikalisch gleich, und sind die bei- 

 den Theile des Compensators auf den beiden Lichtbündeln normal, so 

 nehmen die Interferenzstreifen eine bestimmte Anfangsstellung ein; 

 man richtet den Faden der Lupe auf einen der centralen Streifen. 

 Vdt-dichtet oder verdünnt oder ändert man das Gas, so werden die 

 Streifen aus dem Gesichtsfeld verschwinden. Durch Drehen des Com- 

 pensators aber werden sie auf ihre ursprüngliche Stellung zurückge- 

 führt. Durch Messung des Drehungswinkels i und vermittelst der 

 theoretisch gefundenen Formel 



i . i— r 

 2esin7rsi'i— 5— 



N= i i- 



r 

 J, cos-ö" 



wo N die Anzahl der Streifen ist, um die sich das ganze Pliänomen 

 bei der Einschaltung zweier verschiedener Gase verschoben hat, e 

 die Dicke der 2 Compensatorplatten, i Einfallswinkel, r der Brechungs- 

 winkel, l die "Wellenlänge in der Luft bezeichnet, kann N berechnet 

 werden. Die Lupe und der Compensator standen so nahe bei einander, 

 dass der Beobachter zu gleicher Zeit durch die Lupe sehen und mit 

 der Hand die Compensatorplatten lassen konnte. Die Streifen waren 

 breit, ihr Glanz beim Sonnen- und Lampenlicht stark. Dadurch, dasB 

 man durch ein rothes Glas sah, erschienen die Streifen homogen. 

 Die einzige Unannehmlichkeit war die, dass die geringsten Erschüt- 

 terungen die Streifen in Oscillationen versetzten und so die Messun» 

 gen etwas ungenau machten. Bevor der Verf. seinen Apparat zu irgend 

 welchen Untersuchungen benutzte, schien es ihm rathsam, die oben 

 angegebene theoretische Formel experimentell zu verificiren. Um nun 

 seinen Apparat zu Messungen der Geschwindigkeit des Lichtes in 

 Gasen anzuwenden, schaltete er, wie schon erwähnt, zwischen dem 

 Compensator und dem Spiegel 2 messingene genau l^^ lange Röhren 

 ein, die an ihren Enden durch gleich dicke und gleich beschaffene 

 mit Mastix angeklebte Glastafeln luftdicht verschlossen waren. Der 

 Druck, unter dem die Gase standen, und der immer weniger als 1 

 Atmosphäre betrug, wurde durch, ein doppeltes Differentialbarome- 

 ter gemessen. In ein eisernes mit Quecksilber gefülltes Gefäss tauch- 

 ten nämlich 3 Röhren, von denen die eine ein Barometer, die beiden 

 andern aber an ihren obern Ende offen und durch Bleiröhren mit den 

 Röhren, in denen sich die Gase befanden, verbunden waren. Bei ver- 

 mindertem Druck stieg das Quecksilber in den Röhren, und der Stand 

 desselben wurde durch ein Kathetometer gemessen. Ausserdem hat 

 jede Gasröhre eine Durchbohrung, die mit einem Dreiwegerhahn in 

 Verbindung steht und dann mit einer Glocke, die auf dem Teller 

 einer Luptpumpe steht, communicirt. Ein zweiter Hahn endlich öffnet 

 oder schliesst die Gasröhren gegen den Raum, wo das Gas sich be- 

 findet, ab. Wenn nun durch diesen Hahn die Röhren mit Gas geföllt 



