äüMysie gebtäuchlibhen 'Gäsapparaten^egenübek ö'^rlii^^i^l 

 Mechanilier Hr. Marx erbietet sich einen vollständigen yerr 

 brennungsapparat inclusive der Stative, Blechschornsteine^, 

 aber mit Ausschluss der Gasapparate und Gasometer uridi 

 z-vfar acht Brenner (je zwei zu 2" und 4", je einen zu ^•'^' 

 8", 10" und 12") für 37 Thaler, und diese zuletzt genähr- 

 ten Brenner allein für 32 Thaler zu liefern. Dieser Preis 

 ist zwar höher als die für die bisher angegebenen Appa-r 

 rate notirten. Allein mit einem so vollständigen Apparate 

 kann man ein 48 Zoll langes Rohr erhitzen, während jene 

 hur für eine Länge von 30 Zoll böstimmt sind. Ausser- 

 dem genügen die Apparate vollkommen , um zwei ja drei 

 Elementaranalysen gleichzeitig auszuführen. Man bedürfte 

 dann nur noch zweier Gestelle, deren jedes nur 5 Thaiei? 

 kostet. Diess ist namentlich für grössere Laboratorien vöä 

 Wichtigkeit. ' 



Um aber auch denen entgegen zu kommen, welche 

 eben nur für die Elementaranalysen und Stickstoffbestim- 

 mungen versehen sein wollen, liefert Hr. Marx einen aus 

 2 Brennern von 2", einen von 4" und eineiü Von 10" be^ 

 stehenden Gasapparat nebst Gestell zu 18 Thlr. 5 Sgr. ülii'ä 

 ohne Gestell zu 13 Thlr. 5 Sgr. . 'v' 



Literatur. 



Physik. Fr. Pf äff, über die Me^snrig der ebeneÄ' 

 Krystallwinkel und deren Verwerthung für die Ableituii'^ 

 der Flächen. — Handelt es sich darum bei schon genau festge^ 

 setzten Grundverhältnissen eines Krystalles nur noch die Ableitung^- 

 coefficienten für einzelne Flächen zu finden, so ist der Grad der Ge-' 

 nauigkeit in der Messung der Winkel auch leicht mittelst andrer Me'sS-i 

 Vorrichtungen zu erreichen , die viel rascher zum Ziele führen, als die 

 Reflexionsgoniometer. Es kann der Fall sein , dass wegen der Klein- 

 heit der Krystalle und des ungeschickten Aufsitzens das Anlage-, tod 

 wegen der Mattigkeit der Flächen das Reflexionsgoniometer nicht M 

 Anwendung gebracht werden kann, und dass ausserdem eine GenauigM 

 keit beim Messen des Winkels bis auf Vz oder V* G^rad genügt : für 

 solche Fälle hat C. Schmidt nach Frankenheims Yofschlage eine Vöi*-' 

 richtung angegeben, um ebene Winkel bei microscopischen Krystallesii 

 zü messen. Doch hat diese Vorrichtung in der Anwendung ilarÖ 



