165 



über und sich quer über den Strich an der Basis von Tycho ausdeh- 

 nend, erinnern den Beobachter an die koncentrischen Moränen des 

 Rhonegletschers. — Allerdings fehlt es an Beweisen für das Dasein 

 von Wasser in einem seiner Aggregatzustände auf dem Monde. Alle 

 selenographischen Beobachtungen scheinen sogar die Abwesenheit 

 darzuthun. Bedenkt man indessen, dass der Mond im Verhältniss zur 

 Erde viel schneller erkalten und die Erkaltung von einer Contraction 

 begleitet sein musste, welche das Innere mit Höhlen erfüllte, die ih- 

 rerseits wieder mit der Oberfläche durch Risse ;communiciren, so wird 

 man sich denken können, wie selbst die brennende Hitze der langen 

 Mondtage unfähig wird, mehr als Spuren von Wasserdampf zu ent- 

 wickeln. Demnach wäre der Mond für die Erde ein prophetisches 

 des« letzten Schicksals. [Poggend. Annal. CXXIII, 418.) Bde. 



Geissler, Maxim um th ermom eter. — Schon früher hatte 

 Casella in London ein Minimumthermometer construirt, in dem das 

 Quecksilber bei Zunahme der Wärme sich in ein birnförmiges, durch 

 eine capillare Oeffnung mit einem Nebencanal der Hauptröhre ver- 

 bundenes Gefäss ausdehnt, bei Wärmeabnahme dagegen in der Haupt- 

 röhre sich zusammenzieht. Jetzt hat Geissler in Berlin nach dem- 

 selben Princip ein Maximumthermometer construirt. Er zerschnitt 

 ein gewöhnliches Thermometer in der Nähe der Kugel, zog beide 

 Enden in Capillaröflfnungen aus, welche er wieder verband, indem er 

 eine weitere Glasröhre wie einen Mantel um die Röhre legte und an- 

 schmolz. Wenn die Röhre horizontal liegt, so dehnt sich das Queck- 

 silber in derselben bei Zunahme der Wärme aus, verlässt aber diese, 

 bei der Zusammenziehung nicht, sondern bleibt in der conischen Ver- 

 engung haften, der Quecksilberfaden reisst also ab, und das andere 

 Ende desselben zeigt das stattgefundene Maximum an. Geissler hat den 

 Apparat noch etwas complicirt um das Reissen des Fadens sicherer 

 zu machen. Nach jedem Gebrauch muss natürlich das Thermometer 

 aufgerichtet werden um die Fadenstücke wieder zu vereinigen. Ein 

 ähnliches Maximum Thermometer hatten schon früher Negretti und 

 Zambra construirt {Pogg. Ann. 99, 336); bei diesem liegt auch die 

 Röhre horizontal, ist aber kurz über der Kugel senkrecht nach unten 

 gebogen und an der Biegungsstelle ist ein Stift eingeschmolzen, wel- 

 cher eine Verengung der Röhre und somit ein Zerreissen des Fadens 

 bei eintretender kälterer Temperatur bewirkt. — (Pogg. Ann. CXXIII, 

 657—658.) Schbg. 



C. G. Jungk, einiges zur Aufklärung der Erschei- 

 nungen beim Durchgange der Wärm e strahlen durch 

 rauhe und trübe diathermane Körper. — Verf. stellt sich 

 in vorliegender Abhandlung die Aufgabe, die von Knoblauch gemach- 

 ten und diese Zeitschrift XXIII, 143 besprochenen Beobachtungen 

 als mathematisch nothwendig zu erweisen. Der Grad der Rauhigkeit 

 ist als Diffusionsvermögen nach Knoblauch bestimmbar, aber wohl 

 unmöglich durch eine allgemein geltende mathematische Formel dar- 

 zustellen. Wir legen einem Körper eine ideale Oberfläche bei der 



