163 



n = 1 +pD. 



eine Formel, die mit der Beobachtung fast genau übereinstimmende 

 Resultate ergiebt. — {Pogg. Ann. CÄVII, 555; CXÄII, 545 u. CJÄIII, 

 595.) Srck. 



Ch. Montigny, neue Methode, den Brechungsindex 

 von Flüssigkeiten zu messen. — Das vom Verfasser zuerst 

 der k. Belgischen Akademie (vgl. das Bulletin derselben Ser. II. T. 

 XVIII.) mitgetheilte Verfahren hat vor den bisher bekannten den 

 Vorzug, dass keine planparallele Glasplatten angewendet zu werden 

 brauchen, die sehr schwer zu erhalten sind. Die Methode Montig- 

 ny's besteht im allgemeinem darin, dass man auf den genau horizon- 

 talen Boden eines Gefässes einen Massstab legt, und das Fernrohr 

 eines Theodolithen auf eine» Theilstrich desselben richtet; giesst man 

 alsdann die zu untersuchende Flüssigkeit in das Gefäss, so wird am 

 Fadenkreuz des Fernrohrs ein anderer Theilstrich erscheinen; aus der 

 Differenz der beiden Theilstriche {d), der Dicke der Flüssigkeits- 

 schicht (e) und dem Neigungswinkel des Fernrohres (a) der am besten 

 zwischen 40"^ und 60" gewählt wird, kann man dann den Brechungs- 

 exponenten der Flüssigkeit berechnen nach der Formel 



n = sin a 1/ 



1 + 



Der Verfasser giebt noch ein zweites, einfacheres Verfahren 

 an, bei dem man mit dem Fernrohr nicht die Theilstriche der Scala, 

 die genau horizontal in der Flüssigkeit liegen muss, betrachtet, son- 

 dern eine Spitze von Porzellan oder Glas, die an einer senkrechten 

 Säule verschliessbar ist. Diese Säule und Spitze wurde auch bei der 

 vorigen Methode zur Messung von e gebraucht. Nach dem Eingies- 

 sen der Flüssigkeit muss man diese Spitze hinunterschieben um sie 

 wieder aufs Fadenkreuz des Fernrohrs zu bringen; bezeichnet man 

 mit e die anfängliche Tiefe der Spitze unter dem Flüssigkeitsspie- 

 gel und mit e' die nachherige, so dass e' ">> e so ist 



J/^ 



+ -^ cos= 



Diese beiden Methoden haben vor andern noch den Vortheil, 

 dass man die^Versuche beliebig oft mit veränderter Dicke der Schicht 

 und verändertem Winkel des Fernrohrs wiederholen kann. Neben 

 einigen Vorsichtsmassregeln giebt der Verfasser noch an, dass man 

 um die Brechungscoefficienten für eine bestimmte Farbe des Spec- 

 trums zu finden, den ganzen Apparat mit der betreffenden Farbe be- 

 leuchten kann*). Nach diesen Methoden würde man auch die Verän- 



*) Wenn auf diese Weise wirklich genau die verschiedene Brech- 

 barkeit der verschiedenfarbigen Lichtstrahlen nachgewiesen werden 

 könnte, so würde dies als Entkräftung eines Einwurfs dienen, der noch 

 im Jahre 1862 von Seiten der Anhänger von Göthes Farbenlehre erhoben 



11* 



