215 



säure aus, letzterer bei dunkler Rothglühhitze 2,5, bei heller 3 

 Aequiv. Die Fähigkeit der Borsäure ganz verschiedene Mengen Koh- 

 lensäure unter verschiedenen Umständen auszutreiben, erklärt B. da- 

 durch , dass die Stärke der Verbindung der Kohlensäure mit den 

 Basen verschieden ist, und je schwächer sie ist, desto mehr Koh- 

 lensäure kann die Borsäure austreiben , die bekanntlich Salze bil- 

 det, in denen die Verhältnisse der Sauerstoffmengen in Säure und Ba- 

 sis sehr verschieden sein können. Ist diese Ansicht richtig, so muss 

 Borsäure, die mit einem Ueberschuss von kohlensaurem Kali geschmol- 

 zen ist, noch aus kohlensaurem Natron Kohlensäure austreiben, die so 

 gewonnene Schmelze noch aus kohlensaurem Lithion. Dass dies 

 wirklich der Fall ist, hat der Verfasser durch Versuche bestätigt. — 

 Kieselsäure (SiO^) treibt aus kohlensaurem Kali bei sehr hoher Tem- 

 peratur 1 Aequiv. Kohlensäure aus, aus kohlensaurem Natron l,3Aequ. 

 Schmilzt man mit kohlensaurem Kali übersättigte Kieselsäure mit koh- 

 lensaurem Natron, so findet noch eine geringe Kohlensäureaustreibung 

 statt. Diese Säure verhält sich also der Borsäure analog. — {Quar- 

 terly Journal of the chemical society Vol. 12, p. 177—198.) Hz, 



A. W. Williamson und W. J. Rüssel, über eine Me- 

 thode der Gasmessung bei Gasanalysen. Die so exacte Bun- 

 sensche Methode der Gasanalyse hat den Mangel, dass sie beträcht- 

 liche Zeit erfordert, um die Fehler zu eliminiren, welche Schwankun- 

 gen in der Temperatur und im atmosphärischen Druck hervorbrin- 

 gen. Franklands Apparat (diese Zeitschr. Bd. 3, S. 402) ist theils 

 zu kostspielig, theils zu complicirt und deshalb zu leicht dem aus- 

 gesetzt, in Unordnung zu kommen, als dass sein Gebrauch nicht be- 

 schränkt sein sollte. W. und R. benutzen zur Messung des Gases 

 ein weites Glasrohr, das an einem Ende geschlossen, an dem andern 

 in ein enges offnes Rohr übergeht. Dieser enge Theil ist mit einer 

 Marke versehen. Dieses Rohr wird in denselben Quecksilberbehälter 

 getaucht, wie das Rohr, worin sich das zu messende Gas befindet, 

 nachdem es mit soviel Quecksilber gefüllt ist, dass es etwas mehr als 

 der Raum von dem offenen Ende bis an die Marke füllt. Es erhält 

 seinen Platz dicht an dem Eudiometerrohr zwischen diesem und dem 

 zum Ablesen dienenden Fernrohr. — Beide, Eudiometer und Nor- 

 malrohr, können durch geeignete Mechanismen aus der Ferne auf und 

 nieder bewegt werden. Man misst nun auf die Weise, dass man die 

 Quecksilberkuppe in dem beschriebenen Rohr durch diesen Mechanis- 

 mus genau auf die Marke, und darauf die Quecksilberkuppe im Eudio- 

 meter ebenso hoch einstellt und nun die Zahl der Theilstriche abliest, 

 welche durch die letztere im Eudiometer angezeigt werden. — Da 

 bei jeder Mischung die Luft im Normalrohr auf dasselbe Volum ge- 

 bracht wird, und die Quecksilbersäule in dem Eudiometer stets eben 

 so lang ist, wie in dem Normalrohr, so ist der Einfluss der Tempe- 

 ratur und des Drucks natürlich unter der Voraussetzung, dass die 

 in diesem Rohr und in dem Eudiometer enthaltene Luft gleiche Tem- 

 peratur haben, eliminirt und man hat jede Correction durch Rechnung 



