ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LOS ACEROS AL CARBONO i 83 



minada de antemano. Por lo tanto una fractura no se presta á fuertes 

 aumentos, puede á menudo presentar la estructura del metal batido 

 y no del metal inicial y no siendo una sección sana no podrá definir 

 con todo rigor la estructura del metal estudiado. Por el contrario, 

 una sección pulimentada se presta á todos los aumentos, el puli- 

 mento no altera su estructura, y la sección puede ser practicada en 

 una dirección cualquiera. Este último método, aplicado desde 1864 

 por el doctor Sorby de Shefñeld, proseguido con entera indepen- 

 dencia por M. Martens é introducido en Francia en 1880 por los 

 señores Osmond y VVerth, es el único que se ha extendido y genera- 

 lizado en estos últimos años. 



Iluminación. — Siendo los metales cuerpos opacos, no puede 

 aplicárseles los procedimientos de la petrografía moderna, fundados 

 sóbrela polarización óptica; pero se ha utilizado su poder de 

 reflexión y los métodos de investigación no se fundan en los fenó- 

 menos de transparencia sino en los de reflexión. 



Cuando se coloca sobre la platina de un microscopio ordinario 

 una lámina pulimentada de un metal, la luz que en ella incide es 

 oblicua con relación al eje óptico, cualquiera que sea su origen. Si 

 la sección examinada es plana y horizontal, el ojo aplicado al ocular 

 no percibe ningún rayo reflejado, pero si presenta desnivelaciones ó 

 relieves, algunas partes inclinadas se iluminarán solas; se extingui- 

 rán cuando se haga girar la platina y entonces otras se iluminarán 

 á su vez. Esta iluminación, llamada iluminación oblicua, deja en 

 la sombra las partes planas de la preparación. Podrá realizarse, 

 para pequeños aumentos, concentrando la luz del día ó de otra 

 fuente por medio de una lente sobre la preparación, y para aumen- 

 tos fuertes, utilizando el espejo parabólico de Sorby, que es una 

 fracción del paraboloide de revolución, móvil alrededor de una bi- 

 sagra que se fija por medio de un collar al objetivo. 



Desgraciadamente, este sistema de iluminación no puede apli- 

 carse apenas á aumentos mayores que 250 diámetros, á consecuen- 

 cia de la aproximación progresiva del objetivo á la preparación. 

 Como se ve, la iluminación oblicua sola sería de una insuficiencia 

 notoria, sino fuese en realidad el complemento útil á menudo de 

 otro sistema singularmente más eficaz, el de la iluminación ver- 

 tical . 



Si el haz incidente es paralelo al eje óptico del microscopio, se 

 reflejará sobre sí mismo é iluminará sensiblemente las partes hori- 



